DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 241 



NK. On repetera alors Tare NK comme on repetait Tare N. 

 De celte maniere, on peut repeler Pare suivant les puis- 

 sances d'unnombre, et par suile repeler un nombre immense 

 de fois en quelques instants. Consequemment les erreurs de 

 graduation peuvent etre oblenues par ce moyen avee une 

 extreme precision. Nous remarquerons de plus que, par cc 

 procede, l'erreur de graduation eslconnue sans que la valcur 

 des parlies des microscopes qui servent a lire les fractions 

 sur le limbe y intervienne. On ne se sert, en effet, de ces 

 microscopes que pour la lecture de Tangle final, et alors la 

 fraction mesuree par eux est divisee par un nombre 

 tellement grand qn'elle n'influe pas sensiblemcnt sur Tangle 

 primitif. 



Si Tinstrument n'est pas repetileur, on pourra 6galemcnt 

 employer la methode que je viens de decrire. 



11 suffira pour ccla d'ajouler un nouveau collimateur E, 

 pouvant, comme D, 6trcdcplace, mais qui serait situe a une 

 distance du centre de Tinstrument, plus grande que D et 

 que A, de facon a pouvoir passer derriere ces deux colli- 

 mateurs (a). De plus le cercle alidade devra porter une lu- 

 nette F, coudee a Taide d'un prisme, et pouvant elre arr<Hee 

 sur une partie quelconque de ce cercle et dirigee sur un 

 des collimateurs horizontaux. La lunette F sera coudee pour 

 que son mouvement ne soil pasg^ne par la lunette de Talt- 

 azimut. Sanscelte precaution, cetle derniere ne permeltrait 

 pas que F ful pointce sur des collimateurs horizontaux de 

 m6me niveau qu'clle. Pour que Taxe optique de F et celui 



(a) Nous ferons remarquer que, pendantqu'on seserl des colli- 

 mateurs D et E, on ne se sert pas des collimateurs B et C, dont 

 nous avons parle" prdcedemment. Det E peuvenl doncn'etre que 

 cesderniersque Ion deplaceia a volonte. Troiscpllimateurs hori 

 zontaux en tout suflisent ainsi pour toutes les verifications de 

 collimution, de nivellement et de graduation. 



16 



