2i4 DE L'EMPLOI 



pointe la lunclle de 1'instrument sur lecollirualcur A. Lais- 

 sant alors le cercle gradue cale, on decale le cercle alidade 

 et on amene sa division 180° sur la division 180° du cer- 

 cle gradue. La lunclle ne so Irouve plus alors cxacteraent 

 pointee sur le collimateur A, mais avec le micrometre on 

 mesure la distance du fd milieu de cetle lunelle a l'image 

 du fil deA, on amende fil du micrometre au milieu decctlc 

 distance et on dirige A sur le fil de ce micrometre. 



On amene ensuite le zero de l'alidade sur la N c division 

 dulimbe, puis calant 1'instrument, on poinlele collimateur 

 D sur la lunelle de l'alt-azimut. On decale de nouveau le 

 cercle alidade, on amene sa division 180 sur la division 

 180 + N du cercle gradue. La lunelte n'est plus alors 

 pointee sur D. On mesure comme precedemment avee son 

 micromelre, I'ecart de son fil milieu et de l'image du fil de 

 D, puis mellant le fil de son micrometre au milieu de l'in- 

 tervalle, on pointe D sur ce fil. Les collimalcurs A et Dfont 

 alors enlre eux un angle egal a la moyenne des angles 

 o, N et 180, 180 + N. On n'a plus alors qu'a repeler cet 

 angle en prenant les memes precautions que pour l'oblenir 

 d'abord. A part ces precautions, celle repetition peut sc faire 

 comme nous l'avons dit precedemment. 



Dans le cas ou 1'instrument ne serait pas repetiteur, il 

 faudra egalement faire en sorte que Tangle des collimaleurs 

 A el D soil egal a la moyenne des angles des divisions o et 

 N, 180 etl80 + N. Pour celaon calera d'abord les micros- 

 copes sur les divisions o et 180° du limbe, et on poinlera 

 A sur la lunelte de 1'instrument. On decalcra alors l'alidade, 

 et on amenera sur la division N 1c microscope qui etait 

 sur o, et on pointera D sur la lunette dans sa nouvelle posi- 

 tion. On decalera de nouveau l'alidade el on amenera le 

 microscope qui clait sur 180° sur la division 180° + N. 

 On mesurera alors comme precedemment avec le micro- 



