DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 245 



moire do la lunelte la distance de son fil milieu a Timagc du 

 fil de D, puis meltant 1c fil de ce micrometre dans le milieu 

 de l'intervalle, on pointera D sur lui, A et D feront alors 

 Tangle cherche. La mesure de Tangle de A ct D sc fera 

 ensuite en repetantcet angle, commc nous Tavons dit, sans 

 y rien changer. 



Dans ce qui precede nous avons suppose le cercle gradue 

 fixe el Talidade mobile. En general c'est le conlraire qui a 

 lieu, mais cela no change rien a la maniere d'opercr que 

 nous vcnons de dire. Pour la stabilile ct afin de nc pas tou- 

 cher a Tinstrument quand il est pointe, il vaut mieux que 

 ce soit le cercle gradue qui soit mobile, et que les micros- 

 copes soient scelles dans les pilicrs. 



Nous ferons remarquer que les collimateurs necessaires 

 pour determiner les erreurs de graduation par les procedes 

 qucnous venons d'indiquerdevant elre pointes sur la lunette 

 de Tinstrument el reciproqnement, on ncpeut lesrcmplaccr 

 par des miroirs. 



On peut encore determiner les erreurs de graduation des 

 cercles, en faisant passer succcssivement tous les inlervalles 

 des divisions sous les deux monies microscopes opposes. La 

 somme de tousces intervallesetant pour chaque microscope 

 egale a 560°, on en deduit la valour en arc des tours des 

 micrometres de ces microscopes, ct par suite la valeur en 

 arc de chacun des intervalles, puisqu'onapour chacun d'eux 

 la valeur en tours et fractions de tours. Mais eclte methodc 

 qui est cello que Ton emploie ordinairement a le defaut de 

 donner un rdsultat qui n'esl pas independant des irregula- 

 rities de circularite du limbe, tandis que la melhode des 

 collimateurs telle que nous vcnons de la decrire, en est 

 totalement indepondante. 



II importe que, pendant ces operations, toutes les parties 

 des limbos soient a la m§me temperature autant que possi- 



