246 de l'emploi 



hie, encore bien que le role des temperatures soil beaucoup 

 nioindre que quand l'operation depend des valeurs des 

 tours des micrometres des microscopes, comme cela a 

 lieu dans les etudes failes jusqu'ici sur les graduations des 

 cercles. Mais, au reste, pour un limbe borizontal, la condi- 

 tion de temperature constante dans toutes ses parties nc pre- 

 sente pas de difficullesa realiscr. 



Des dispositions les plus avanlageuses a donner 

 aux instruments azimutaux. 



11 existe un tres grand nombre de dispositions tres avan- 

 tageuses que Ton peut donner aux instruments azimutaux, et 

 lorsqu'on fait construire un instrument de celte nature, la 

 question de la somme pecuniaire que Ton peut y affecler joue 

 neccssairernentun grand role dans le choix de la disposition. 

 Nous n'avons done pas la pretention de decrire les mille 

 formes diverses que Ton peut choisir, mais nous indiquerons 

 ici comme type deux dispositions qui nous paraissent tres 

 avantageuses. L'une est pour un instrument de grande 

 dimension dans iequel on ne voudrait rien negliger; 1'autre 

 pour un instrument de dimension moyenncdevant elre cons- 

 truit a peu de frais el reunissant cependant toutes les con- 

 ditions de precision necessaires pour faire le catalogue des 

 etoiles fondamentales. 



4° Instrument de grande dimension. 



Les conditions a reunir sont les suivantes : 



1° La lunette doit pouvoir etrc dirigee sur tous les points 

 du ciel; — 2° Les observations doivent avoir lieu par 

 pointe et non par estimation de passages; — o° 11 faut que 

 lacollimationet 1'inclinaison (ie Taxe puissent 6lre connues 

 dans toutes les situations de ('instrument ; — 1° L'ensemble 

 de I'instrument, la lunette exceplee, doilcHre maintenu dans 



