250 de l'emploi 



reil pour le mouvemenl parallactique, luais cela ne presenle 

 aucune difliculte serieusc. 



Pour determiner les corrections dc rinslrument, deux 

 collimalcurs A el B seront places au nord el au sud, el 

 comme l'oculairc dc la lunette n'esl pas cxactcment au 

 centre des mouvements de l'instrument, on pourra viser ces 

 deux collimalcurs 1'un sur ('autre en placant la lunette vcr- 

 ticalement, l'axc dirige de Pest a I'oucst ct en ouvrant le 

 lube de celte lunette. Un collimaleur C sera porle par le 

 cercle gradue dans le prolongement de l'axc horizontal 

 qui sera creus, et un miroir collimatcur sera porle vers le 

 milieu de cet axe. Ce miroir sera perce, et il iui sera adjoint 

 le systemc dc prismc , dc miroir et d'anneau reflecleur 

 sphcrkjue a l'objectif que nous avons decrit en parlant dc 

 la collimalion, pour s'assurcr de la Constance dc cetlc colli— 

 malion pendant la rotation dc la lunette. Avcc ce systemc 

 de collimalcurs, on aura lout cc qu'il faut pour connaltrc 

 la collimalion dans toules les situations dc rinslrument, et 

 pour reconnaitrc si l'axe horizontal dc la lunette repond 

 toujours a la meme graduation du limbe pendant sa 

 relation. 



Mais avec les dispositions que nous avons decriles ci-des- 

 sus, la lunette ne peut pas ctrc poinlee sur le bain de mer- 

 cure, de sorte que pour obtenir optiquement l'inclinaison 

 de l'axe, il faut opcrerde la maniere suivante : 



D'abord l'axe vertical dc rinslrument doit <Mre creux el 

 contenir un collimatcur pour viser sur un bain de mercurc 

 avec deux micrometres, 1'un parallel^ l'aulreperpendiculaire 

 a l'axc horizontal. Le bain de mercurc est place soit au- 

 dessus del'appareil destine a donner le mouvement paral- 

 lactique et alors il est suspendu a la voule creusee dans le 

 pilier, soit au-dessous dc cc mfimc appareil et de la (otalite 

 dc l'axe, auqucl cas l'axe horizontal dc cet appareil doil 



