DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 2oo 



Lcs microscopes du ccrclc seronl diriges vers Ic centre 

 de l'inslrumcnt el auront une longueur suflisante pour que 

 l'observaleur puisse faire les lectures place sur son cslrade 

 pres de l'oculaire. Pour la memo raison, le microscope com- 

 pose servant d'oculaire au collimateurC sera long et rctourne 

 a l'aide de deux prismes de telle sortc que son oculaire soit 

 pres de celui de la lunette. Enfin l'oculaire de l'axe verti- 

 cal est naturellement pres de I'observateur, qui fcra ainsi 

 toutc son observation en restant au centre de l'instrument. 

 Le cercle de hauteur pour le calage sera petit et place pres 

 de l'oculaire ; le calage en bauteur se fera a l'aide d'un 

 niveau. 



Toutes les conditions que nous avons posees pour un 

 grand instrument au commencement de ce chapitre, sont 

 done remplies dans la description qui precede. 



Les lectures que l'observateur aura a faire apres chaque 

 pointesont: les microscopes du limbe azimutal, — les micros- 

 copes pour l'inlervalle des trails depuis le poinle jusqu'a 

 Parrel de 1'instrument, — le collifnateur vertical, — le col- 

 limateur C de l'axe horizontal 1° pour les Ills reflechis sur 

 le miroir de l'axe, 2° pour les lils reflechis sur le miroir de 

 1'objectif, — la reflexion des Gls de la lunette sur cux-ni6- 

 mes par Panncau reflcclcur de Pobjeclif, — 1'heure du 

 pointe sur le chronographe. 



On aura ainsi une observation d'une extreme precision. 



2° Instrument de petite dimension. 



On peut faire un instrument tres precis et peu couleux 

 en employant, comme me I'a conseille M. Faye, une dispo- 

 sition analogue a cclle que M. Steinhcil a prise pour une 

 lunette meridienue, el qui consisteen une lunette horizon- 

 tale tournant aulour de son axe optiquc et porlant en dehors 

 de son objectif un prisme a reflexion totale par lcquel lcs 

 rayons lumineux devies a angle droit lui sont renvoyes. 



