l'observatoire de lebisey. 351 



suite avec les differentes longueurs de traits marques 

 sur le papier. Ces traits sont, ilestvrai, desarcs decer- 

 cle, mais comme la tige qui supporte le crayon est tres 

 longue, on peut les considerer comme droits en raison 

 de leur peu dc longueur. 



La partie de l'instrument qui reagit sur le pluviome- 

 tre n'est autre chose, comme nous 1'avons vu, qu'un 

 entonnoir H, qui, suivant la direction du vent, verse 

 dans l'une ou l'autre des huit cases orientees de la bas- 

 sine cylindrique R, la quantite de pluie fournie par le 

 pluviometre. Le tuyau de ce pluviometre se voit en S. 

 Chacun des compartiments de la bassine correspondant 

 a un robinet special, il est facile, en laissant ecouler l'eau 

 tombee dans une eprouvette graduee, de connaitre la 

 hauteur d'eau correspondant atel ou telvent. 



Pour le releve des observations qui se fait toutes les 

 vingt-quatre heures, voici comment je m'y prends : 



D'abord, par economie, j'emploie du papier gris de 

 tenture, dont chaque rouleau, de 12 metres, coute envi- 

 ron 20 centimes. Je fixe un bout de rouleau sur la plan- 

 che MM avec des punaises, et jelaisse le reste du papier 

 trainer par terre. Je taille les crayons et je laisse l'ap- 

 pareil fonctionner. Au bout de vingt-quatre heures, je 

 repousse le papier de l m 20 en ecrivant dessus la date de 

 l'observation, et le replace de nouveau au moyen de 

 punaises. Quand tout le rouleau est trace je le retourne 

 a l'envers, de sorte qu'un rouleau de 20 centimes me 

 dure a peu pres quinze jours. 



La discussion des traces laissees par l'appareil est 

 facile : il suffit d'appliquer sur la feuille tracee une 

 feuille de papier a calquer, de la longueur de la planche, 

 et divisee de cinq en cinq minutes et en seize directions 

 de vents. Cette double division donne une serie de 



