352 ANEMOMETRE DE 



petits carreaux qui ont tous une position connue et 

 determined, et suivantque la courbe correspond atel ou 

 tel de ces carreaux, ou occupe telle ou telle longueur au 

 milieu d'eux, on peut savoir immediatement la duree, 

 des differents vents qui se sont succede dans les vingt- 

 quatre heures. 



Quant aux traces correspondantes a la force du vent, 

 le papier a calquer est raye dans la partie correspon- 

 dante a ces traces en quatre divisions, espacees inegale- 

 ment d'apres les angles d'ecartement de l'anemometre, 

 correspondant a des forces de vent double, triple, qua- 

 druple du vent initial, quej'aichoisileger. Gette gradua- 

 tion peut se faire au moyend'unanemometre a moulinet, 

 celui de M. Robinson, par exemple. Ces experiences 

 etant une fois faites, servent pour toutes les observations 

 ulterieures, et permettent de ramener les indications 

 fournies aux quatre appellations suivantes : Vent le'ger, 

 vent fort, vent tresfort, tempete. 



Sans doute ce systeme n'est pas bien rigoureux, mais, 

 enraison de sa simplicity, il fournit peut-etre en somme 

 des indications plus certaines que les anemometres a 

 moulinet. Neanmoins, j'ai combine un systeme de ce der- 

 nier genre pour etre approprie a mon instrument, et qui 

 est susceptible de fournir des courbes. Pour obtenirce 

 resultat, je decompose d'abord et retarde suffisamment 

 la vitesse du moulinet pour ramener son mouvement a 

 l'interieur de la cabane oil est place l'anemographe. La 

 je le decompose de nouveau, de maniere a entrainer 

 perpendiculairement au chariot enregistreur MM (fig. 1), 

 une cremaillere portant un crayon. Sous l'influence du 

 moulinet, le crayon s'avance done sur le chariot ; mais 

 comme celui-ci est entraine lui-meme, ainsi que nous 

 l'avons vu, la ligne decrite, au lieu d'etre transversale 



