35i ANEMOMETRE DE 



sur la feuille de papier, est plus ou moins inclinee diago- 

 nalement, suivant la vitesse dont est anime le moulinet. 



Si la cremaillere ctait assez longue et la feuille de 

 papier suffisamment large, cette ligne diagonale n'aurait 

 pas de fin et representerait des courbures differentes qui 

 seraient en rapport avee l'intensite du vent ; mais cette 

 maniere d'operer serait impraticable, et, pour la faciliter, 

 j'adapte devant 1'axe du pignon moteur de la cremaillere 

 un mouvement de pendule dont la roue de compte de la 

 sonnerie est remplacee par une roue a cames et dont le 

 declanchement, au lieu de s'operer a toutes les heures 

 eta toutes les demi-heures, s'effectue toutes les cinq mi- 

 nutes. Cette roue a cames, en 1 encontrant le pignon de 

 la cremaillere, peut le repousser et par suite desen- 

 grener celle-ci : alors un contre-poids ramene la cremail- 

 lere a son point de depart initial. 



On concoit alors que les traits que Ton obtientsont des 

 jambages plus ou moins allonges, dont les inflexions 

 representent les variations du vent pendant les cinq 

 minutes et dont les sommites anguleuses representent 

 les differents points de la courbe cherchee. 



En meteorologie, ce ne sont pas toujours les indica- 

 tions precises de l'azimut de la rose des vents, selon 

 lequel chaque vent a souffle, qui sont les plus impor- 

 tantes pour deduire des lois ; c'est le plus souvent un 

 ensemble d'observations se rapportant aux lmit vents 

 principaux. Or les courbes lournies par l'instrument 

 precedent sont tellement capricieuses, tellement variees, 

 qu'il serait difficile d'en deduire des chiffres exacts. Dans 

 ce cas, mon anemographe electrique a compteurs peut 

 etre employe avec avantage, etpourl'adapter a l'appa- 

 reil precedent, il suffit de fixer a l'axe AB (fig. 1) de la 

 girouette un frotteur a piston N appuyant sur une cir- 



