l'observatoire de lebisey. 355 



conference de cuivre divisee en huit secteurs. Je ne 

 decrirai pas ici mon aneinographe electrique dont nous 

 avons longtemps parle dans notre premier volume ; il 

 nous suffira de rappeler qu'au moyen de ses calcu- 

 lateurs, tous les instants pendant lesquels chaqueventa 

 souffle dans unc meme direction se trouvent totalises, et 

 que le nombre de kilometres parcourus par chaque vent 

 dans une meme direction et dans un temps donne, se 

 trouvent egalement inscrits. 



Quand on veut traduire en chiffres les courbes four- 

 nies par les anemometres ordinaires auxquels n'a pas ete 

 adjoint l'anemometre electrique, ainsi que nous l'avons 

 vu precedemment, on peut employer un systeme de tra- 

 ducteur electrique qui opere infiniment plus rapidement 

 qu'on ne le ferait en employant le systeme a repere 

 caique que nous avons decrit plus haut. 



Ce systeme consiste dans un appareil identiquement 

 semblable au mecanisme compteur de mon anemogra- 

 phe electrique sur lequel reagit un systeme de commuta- 

 teur que je vais decrire et qui peut etre mis en mouve- 

 ment, soit a la main, soit par un mecanisme d'horlogerie. 



Ce commutateur consiste d'abord dans huit ressorts 

 recourbes en col de cygne appuyant sur l'un des cylin- 

 dres d'une espece de laminoir adapte al'appareil comme 

 le mecanisme entraineur de la bande de papier dans les 

 telegraphes Morse. Ce cylindre doit avoir une longueur 

 correspondante a la largeur de la feuille tracee et se ter- 

 miner par deux reperes pour guider celle-ci dans son 

 defilement. L'une des extremites de l'axe de ce cylindre 

 porte une manivelle, l'autre un pignon qui engrene avec 

 une roue reliee au mecanisme calculateur dont nous 

 avons parle, par une chaine d'engrenage etune poulie a 

 gorge decoupee. Le diametre de cette poulie est calcule 



