l'observatoiue de lebisey. 357 



respondance electrique avec elles. Comme la rotation 

 des aiguilles est en rapport avec la longueur de papier 

 defilee, laquelle longueur a ete reliee a la marche du 

 temps d'une maniere immuable, il arrive que tous les 

 instants pendant lesquel le vent a souffle dans une ineme 

 direction se trouvent additionnes comme dans mon ane- 

 mographe electrique, etcette addition peutetre faite en 

 quelques instants pour un mois entier. 



Quant aux indications relatives a la force du vent, leur 

 calcul depend du genre d'annotation qui a ete produit. 

 Si ce sont des courbes fournies par un moulinet, comme 

 je l'ai indique dans l'anemographe precedent, ou des 

 traces fournies par l'anemometre a plaque, on circon- 

 scrit ces traces avec de l'encre metallique, et on place 

 dans le champ de ces traces quatre ou cinq frotteurs 

 analogues aux precedents quise trouvent relies avec des 

 minuteries speciales. Alors on obtient la somme des in- 

 stants pendant lesquels ont souffle les vents dont la force 

 correspond aux designations : vent modere, vent fort, 

 vent tres fort, tempete, calme. Si les traces produites 

 sont des traits correspondant a un certain nombre de 

 tours du moulinet anemometrique, ces traits sont repro- 

 duits a l'encre metallique, et des frotteurs en forme de 

 fourche, dont les branches sont isolees, inscrivent sur un 

 compteur le nombre de ces traits. Dans ce cas, cepen- 

 dant, il est plus simple de les compter. 



