( 577 ) 

 le mouvement des deux systèmes de prismes de telle sorte que les prismes 

 actifs se présentent toujours dans la position du minimum de déviation. Ce 

 mouvement a pour effet, en outre, de faire passer chaque partie du spectre 

 au milieu du champ de la lunette d'exploration. Les autres parties de l'in- 

 strument sont construites comme à l'ordinaire. Ce spectroscope d'un usage 

 très-facile, joignant à un grand pouvoir dispersif une facilité de construc- 

 tion qui permet de le livrer à un prix très-modéré, me paraît appelé à rendre 

 des services à cette partie de l'analyse chimique fondée sur l'optique, et qui 

 prend tous les jours de si rapides développements. 



M IjC second instrument est un spectroscope de poche, il est également à 

 vision directe, et forme une très-petite limette qui peut se replier sur elle- 

 même. Le redressement du faisceau est obtenu au moyen d'un prisme com- 

 posé construit sur le principe de M. Amici, qui est formé, comme on sait, 

 d'un prisme central en flint trés-dispersif accolé à deux prismes de crown à 

 sommets opposés, et qui redressent le faisceau. Cette ingénieuse disposition 

 a seulement l'inconvénient de ne pas donner une dispersion aussi énergique 

 qu'on pourrait le désirer, à cause de l'action des prismes de crown, qui 

 tendent à achromatiser le faisceau. Pour remédier à ce défaut sans augmen- 

 ter démesurément la longueur de la lunette, j'ai employé deux prismes de 

 flint extra-dispersif à 90", faisant corps avec trois prismes de crown taillés 

 sous les angles convenables pour procurer le redressement du faisceau. Ce 

 système jouit d'un pouvoir dispersif considérable, et conserve au faisceau 

 presque tout son pouvoir lumineux, à cause de la faible valeur des ré- 

 flexions intérieures. La lunette qui sert à explorer le spectre porte deux 

 objectifs placés à faible distance l'un de l'autre. Cette disposition, qui aug- 

 mente beaucoup le champ de la lunette, permet d'embrasser le spectre d'un 

 coupd'œil. Enfin une échelle gravée sur verre sert à mesurer la position des 

 raies clans les spectres qu'on étudie. 



» Avec ce petit instrument, on peut voir le spectre solaire pour ainsi dire 

 en tout temps, car la plus faible lumière diffuse suffit pour l'obtenir. Il 

 devient très-facile de suivre les progrès des bandes obscures que l'atmo- 

 sphère terrestre fait naître dans le spectre solaire à mesure que cet astre 

 descend sur l'horizon. En substituant ce spectroscope à l'oculaire d'une 

 lunette de quelques pouces d'ouverture, et dirigeant l'instrument sur la 

 Lune, on obtient un spectre lunaire dans lequel ou |)eut reconnaître les 

 raies de Fraùnhofer, et même quelques bandes atmosphériques terrestres. 



» Mais c'est surtout pour l'analyse des flammes que ce petit instrument 



C. R., 1862, 2"»= Semestre. (T. LV, IN» 14.) 76 



