( 6o4 ) 

 simultanément les dixièmes de seconde, s'entendent comme des coups sim- 

 ples d'abord quand les deux compteurs sont près l'un de l'autre, puis toutes 

 les fois que chaciui des deux se trouve, par rapport à l'observateur, à une 

 distance qui est un multi|)le de 33 mètres environ, distance que le son fran- 

 chit dans un dixième de seconde. Ces bruifs se mêlent, au contraire, et ne 

 coïncident plus, lorsque les deux compteurs sont à des distances intermé- 

 diaires. 



)) Voici maintenant la îlisposition des pièces qui forment cet appareil. Un 

 diapason donnant exactement i o vibrations doubles (20 simples) par seconde, 

 est fixé horizontalement sur un support, entre deux électro-aimants jjlacés 

 au-dessus et au-dessous desexirémitésdeses deux branches. La branche supé- 

 rieure porte un style d'acier, dont la pointe plonge, à chaque vibration, dans 

 un bain de mercure. Dix fois par seconde, le contact de cette pointe avec le 

 mercure établit un courant qui traverse le diapason et les deux bobines , et 

 dix fois l'attraction de ces électro-aimants, en écartant les branches du dia- 

 pason, produit une interruption du courant. Dans le même circuit, on in- 

 tercale les deux compteurs, qui, par suite, donnent dix battements sinud- 

 tanés avec les vibrations du diapason interrupteur. Chacun de ces comp- 

 teurs est formé d'un électro-aimant horizontal et d'une boîte à résonnance 

 à laquelle est fixé un ressort vertical qui porle une lame transversale, mu- 

 nie à son milieu d'un petit bouton qui, à l'état de repos, appuie contre une 

 plaque de métal insérée dans la paroi de la boîte. Tant que le courant tra- 

 verse l'électro-aimant, ce dernier attire la lame du ressort, et toutes les fois 

 que le courant est interrompu, cette lame quitte l'électro-aimant et va frap- 

 per contre la jdaque. De cette manière, on obtient une série de coups secs, 

 dont il est facile de varier l'intensité par le choix du ressort et de la pile 

 qu'on emploie. Le diapason interrupteur est réglé au moyen de deux poids 

 curseurs qui peuvent glisser sur les deux branches, et d'un miroir fixé sur la 

 branche supérieure, en dessous et en face du miroir d'un autre diapason, de 

 80 vibrations simples, qui est encastré dans un support isolé. Une petite 

 boule d'acier poli se réfléchit d'abord dans le miroir supérieur, ensuite 

 dans le miroir inférieur, et le diapason inférieur se trouve accordé à 20 vibra- 

 tions simples, dès que le rayon réfléchi décrit constannnent la figure optique 

 de la courbe qui correspond au rapport de 4- I5 d'après ]NL Lissajous. Le 

 diapason de 80 vibrations est dérivé, à son tour, du tonomètre de Scheibler. 



» Les branches du diapason interrupteur sont nécessairement très- 

 minces, et il est difficile de les mettre rigoureusement à l'unisson l'une de 

 l'autre; il vaut donc mieux fixer simplement la branche inférieure. Rien 



