( 793) 



« D'un objectif achromatique ; 



» D'une série en nombre impair de miroirs sphériques concaves en verre 

 argenté; 



» D'une glace inclinée à réflexion partielle ; 



» D'un microscope à micromètre, 



» Et d'un écran circulaire en forme de roue dentée mis en mouvement 

 par un rouage chronométrique. 



« Je décrirai d'abord l'appareil au repos. 



» Un faisceau de lumière solaire horizontalement réfléchi par un héliostat 

 vient tomber sur la mire micrométrique qui consiste en une série de traits ver- 

 ticaux distants les uns des autres de -^ de millimètre. Cette mire, qui dans 

 l'expérience est le véritable étalon de mesure, a été divisée avec beaucoup de 

 soin par M. Froment. Les rayons qui ont traversé ce plan d'origine se ren- 

 dent, après un parcours de i mètre, sur le miroir rotatif à surface plane, où 

 ils éprouvent une première réflexion qui les renvoie à 4 mètres de distance 

 vers un prenjiier miroir concave. Entre ces deux miroirs, et le plus près pos- 

 sible du miroir plan, vient se placer l'objectif, ayant d'un côté 1 image 

 virtuelle de la mire, et de l'autre le miroir concave à ses deux foyers con- 

 jugués. Ces conditions étant remplies, le faisceau de lumière, après avou- 

 traversé l'objectif, va former une image de la mire à la surface de ce premier 

 miroir concave. 



» De là le faisceau se réfléchit une seconde fois sous une direction assez 

 oblique pour éviter l'appareil du miroir rotatif dont il forme l'image à une 

 certaine distance dans l'espace. Au lieu où cette image se produit on place 

 un second miroir concave, orienté de telle sorte que le faisceau encore une 

 fois réfléchi repasse auprès du premier miroir sphérique en formant une 

 seconde image de la mire; celle-ci est reprise par une troisième surface 

 concave, et ainsi de suite jusqu'à la formation d'une dernière image de la 

 mire à la surface d'un dernier miroir concave d'ordre impair. J'ai pu em- 

 ployer ainsi jusqu'à cinq miroirs qui développent une ligne de 20 mètres 

 de long. 



» Le dernier de ces miroirs, séparé de l'avant-dernier, qui lui fait face, 

 par une distance de 4 mètres, égale à son rayon de courbure, renvoie le 

 faisceau exactement sur lui-même, condition qu'on remplit sûrement en 

 superposant à la surface du miroir opposé l'image d'aller avec l'image de 

 retour; cela fait, on est certain que le faisceau remonte la série, repasse tout 

 entier par le miroir plan de'l'appareil rotatif et que finalement tous les rayons 

 ressortent par la mire, point par point, comme ils sont entrés 



