( 794 ) 



» On arrive à constater ce retour des rayons et à se procnrer une image 

 accessible en détournant par réflexion partielle à la surface d'une glace 

 inclinée à /fS" une partie du faisceau qu'on examine avec un micros- 

 cope faible. Ce dernier, semblable en tout point aux microscopes micromé- 

 triques en usage pour l'observation astronomique, forme avec la mire et la 

 glace inclinée un tout solidaire très-stable. 



» Dans l'appareil ainsi décrit, l'image réellerenvoyée vers le microscope et 

 formée par les rayons de retour partiellement réfléchis occupe une position 

 définie par rapport à la glace et à la mire elle-même. Cette position est pré- 

 cisément celle de l'image virtuelle de la mire, vue par réflexion dans le plan 

 de la glace. C'est du moins ce qui a lieu tant que l'appareil reste au repos. 

 Mais quand le miroir plan vient à tourner, cette image change de place, 

 attendu que pendant la durée du temps que la lumière emploie à parcourir 

 deux fois la ligne brisée des miroirs concaves, le miroir rotatif continue de 

 tourner et que les rayons à leur retour ne le trouvent plus sous la même 

 incidence qu'au moment de l'arrivée. Il en résulte que l'image est dé- 

 placée dans le sens du mouvement du miroir et cette déviation augmente 

 avec la vitesse de rotation ; elle augmente évidemment aussi avec la longueur 

 du trajet et avec la dislance qui sépare la mire du miroir tournant. La ma- 

 nière dont ces diverses quantités interviennent dans l'expérience, ainsi que 

 la vitesse de la lumière elle-même, s'exprime par une formule très-simple 

 qui a déjà été établie et que je n'aurai qu'à rappeler ici. 



» Appelant V la vitesse de la lumière, n le nombre des tours du miroir 

 par seconde, / la longueur de la ligne brisée comprise entre le miroir tour- 

 nant et le dernier miroir concave, r la distance de la mire au miroir tour- 

 nant et dla déviation observée, on trouve par la discussion de l'appareil 



expression qui donne la vitesse de la lumière au moyen de quantités qu'il 

 faut mesurer séparément. 



» Les distances / et r se mesurent directement à la règle ou par un ruban 

 de papier qu'on reporte ensuite sur l'unité de longueur. La déviation d peut 

 s'observer micrométriquement; mais il reste à montrer comment on évalue 

 le nombre n des tours du miroir en i seconde. 



» Disons d'abord comment on imprime au miroir une vitesse con- 

 stante : 



» Ce miroir en verre argenté, qui ai4 millimètres de diamètre, est monté 



