( 9^6 ) 

 pour que leurs allongements puissent se mesurei- parles procédés en usage. 

 Ainsi, pour citer un exemple, une lame de cristal de roche de 5 millimè- 

 tres d'épaisseur et dont les faces seraient parallèles à l'axe du cristal, étant 

 chauffée de lodegrésà 5o degrés, éprouvera dans la direction normale à ses 



.mni 



faces uTi allongement de -^ — seulement, quantité qui pourrait encore être 



manifestée par un déplacement de 9^ 1 8, c'est-à-dire de plus de neuf franges 

 entières. 



» On voit donc qu'un rayon de lumière avec ses séries d'ondulations 

 d'une ténuité extrême, mais parf;\i!ement régulières, peut être considéré en 

 quelque sorte comme un micromètre naturel de la plus grande perfection, 

 et particulièrement propre à déterminer des longueurs extrêmement petites 

 qui échapperaient à tout autre moyen de mesure. 



)) Pour a])plicpier le principe qui vient d'être indiqué à la mesure des di- 

 latations des corps solides, ou a adopté la disposition suivante qui a paru 

 remplir le mieux le but que l'on se proposait. On a fait construire une sorte 

 de petit trépied en acier, formé d'un disque de ce métal d'environ ^ centi- 

 mètre d'épaisseur sur 4 centimètres de diamètre, supporté par trois vis du 

 même métal, de longueurs égales, d'un pas très-fin (-|- de millimètre) et ilont 

 les tiges traversent le disque en trois |)oints équidistants situés près de sa 

 circonférence. Les extrémités supérieures de ces vis, terminées en pointes 

 mousses, dépassent la face supérieure du disque d'un certain nombre de 

 millimètres variable à volonté ; enfin sur ces trois pointes on pose un disque 

 de verre dont la face inférieure peut aisément être amenée à être parallèle 

 à la face supérieure et bien polie du disque d'acier situé au-dessous d'elle. 

 Les tètes des trois vis, placées près de leurs extrémités inférieures et au- 

 dessous du disque, portent des divisions qui permettent de les faire mou- 

 voir (le quantités connues. La hauteur totale de ce petit appareil ne dépasse 

 pas 5 centimètres ; il peut aisément être placé au centre de l'étuve en cuivre 

 décrite dans le Mémoire déjà cité, de manière à être chauffé à des tempéra- 

 tures stationnaires et bien connues. 



» Lorscpi'on veut mesurer la dilatation d'iui corps, il faut en faire tailler 

 un fragment d'environ 5 ou 10 millimètres d'épaisseur, terminé par deux 

 faces sensiblement planes et parallèles, le placer sur le disque d'acier, et par 

 le mouvement des vis amener le plan de verre à être presque en contact avec 

 la face siqiérieure du fragment, mais cependant séparé d'elle par un très petit 

 intervalle (o""°,02 environ), afin d'être bien assuré que le corps se dilate 

 librement sans toucher le disque de verre. 



