( 9^7 ) 

 » Les choses étant ainsi disposées, si l'on vient à faire tomber normale- 

 ment sur le disque de verre un faisceau de rayons jaunes empruntés à la 

 lampe à sel marin, on observera, par réflexion, de beaux anneaux ou 

 franges dus à l'iulerférence de la lumière réfléchie par la face inférieure du 

 disque de verre avec la lumière réfléchie par la face supérieure dn corps; 

 ces surfaces étant presque toujours accidentellement un peu convexes, on a 

 généralement des franges circulaires ou anneaux plus ou moins régidiers. 

 Le disque de verre porte un certain nombre de petits points noirs, servant 

 de repères, afin de déterminer la valeur du dé|)lacemcnt des franges. 



» Je suppose donc le petit appareil placé dans l'étuve et éclairé par la 

 lumière jaune. La température étant bien stationnaire, l'observateur pourra 

 relever la situation des franges par rapporta plusieurs points de repère^ lo par 

 exemple, en estimant les dixièmes de franges pour chaque point de repèi'e.Si 

 l'on vient à chauffer l'étuve peu à peu, les franges se déplaceront par rappoi't 

 aux repères, en s'éloignant par exemple du centre des anneaux, ce qui 

 suppose une diminution dans la différence de marche des rayons interlé- 

 rents ou ini rapprochement entre les deux surfaces. Alors l'observateur 

 comptera avec soin le nombre de franges entières ainsi déplacées, et lorsqne 

 la température donnée parles thermomètres sera encore devenue parfaite- 

 ment stationnaire, il relèvera de nouveau la situation des franges par rapport 

 aux points de repère. Ceux-ci, étant supposés au nombre de lo, fonrnironi 

 lo déterminations de la valeur du déplacement des franges correspondant 

 au nombre de degrés compris entre les deux températures extrêmes. 



u Tel est le système d'observations dont il s'agit de déduire le coefficient 

 de dilatation de la substance. Si l'acier ne se dilatait pas par la chaleur, on 

 voit que tout l'effet observé serait dû à la ddatation de la substance, qui, en 

 augmentant d'épaisseur, aurait diminué d'autant le petit intervalle dans 

 lequel se produisent les franges. Mais il n'en est pas ainsi, et, l'acier se dila- 

 tant, les trois vis qui supportent le plan de verre augmentent de longueur, 

 et, par un effet opposé au précédent^ agrandissent l'intervalle dans lequel 

 les franges prennent naissance. 



M Le phénomène que l'on observe est donc dii en réalité à la diftérenee 

 des deux dilatations, celle de la substance et celle de l'acier. 



» On voit donc que la dilatation de l'acier joue un rôle important dans 

 ces déterminations, et que la valeur numérique doit en être connue avec 

 tonte la précision possible. 



» Dilatation de l'acier dont l'appareil est formé. — Il est facile de voir que 

 le petit trépied précédemment décrit, avec son disque poli et ses trois vis 



121 .. 



