e 



( 855 ) 



PHYSIQUE. — liecherrlies sur In délerminntion des hautes lempéraUires; 

 par M. Edmond Becquerfx. Deuxième Mémoire. (Extrait.) 



« Dans un travail que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie I 

 8 décembre 1862, et intitulé Recherches sur la déiermination des hautes tem- 

 pératures et l'irradiation des corps incandesce/its (i), les déterminations expé- 

 rimentales des hautes températures ont été obtenues à l'aide de l'intensité 

 du courant thermo- électrique donné par un couple platine-palladium, 

 c'est-à-dire d'un pyromètre thermo-électrique ilont la marche m'a présenté 

 une régularité remarquable depuis les températures les plus basses jusqu'au 

 rouge blanc ; mais, d'après l'usage généralement adopté, les températures 

 étant évaluées en Fonction de la dilatation de l'air, j'ai dû, ilans une partie 

 de ce travail, comparer la marche de ce pyromètre thermo-électrique avec 

 celle du pyromètre à air. 



» L'appareil qui m'a paru préférable pour cette comparaison, depuis la 

 glace fondante jusqu'à des limites très-élevées, est le pyromètre à air dont 

 la disposition a été donnée par M. Ponillet, parce que l'on peut agir jusqu'à la 

 fusion de l'or, et qu'en même temps, en opérant sur une certaine masse de 

 gaz dont on fait varier le volume et la pression, on peut reconnaître si, 

 dans l'uitervalle de deux expériences, la masse du gaz confiné reste toujours 

 la uïénie. On peut également, au moyen de cette disposition, laisser la pres- 

 sion du gaz la même tant dans les hautes que dans les basses températures. 



» A l'époque oîi j'ai fait ce travail j'avais opéré avec un appareil à 

 réservoir en platine, et je n'avais pu me procurer des ballons en porcelaine 

 pour comparer entre eux le pyromètre à air et le pyromètre thermo- 

 electrique. En tout cas, aucune détermination expérimentale faite en degrés 

 'lu pyromètre thermo-électrique ne pouvait être modifiée. Il n'y avait que 

 les nombres exprimant les rapports entre ces degrés et les degrés centi- 

 grades donnés par un pyromètre à air qui eussent pu laisser quelque incer- 

 titude. 



» MM. Henri Deville et Troost (2), en présentant à l'Académie, dans la 

 séance du aS mai dernier, une Note sur la mesure des températures élevées, 

 ont voulu expliquer comment il pouvait se faire que les températures des 

 points d'ébullition du cadmium et du zinc, que j'avais déduites d'expériences 

 faitesavec lepyromètre à airàreservoir en platine, étaient plus basses de plus 



(i) Annales de Chimie et de Physique, S'' série, t. LXVIII, \i. 49- 

 (2) Comptes rendus de t' Académie des Sciences, t. LVI , p. 977. 



114.. 



