(857 ) 

 déterminations, en faisant varier la masse du gaz contenu dans l'appareil, 

 ainsi que la pression, entre les limites de -j à 2 atmosphères, on a obtenu 

 des températures comprises entre des limites peu différentes. 



» Parmi les températures des points fixes déterminés dans ce travail, je 

 citerai celle de l'ébuUition du zinc à la pression ordinaire de l'atmosphère. 

 Ce métal se trouvait dans des cornues en fer; mais les réservoirs thermo- 

 métriques ne baignaient pas immédiatement dans la vapeur de zinc : ils 

 étaient placés dans un tube de fer fixé latéralement, pénétrant à l'intérieur 

 de la cornue et fermé de toutes parts, de façon à ne laisser passer au dehors 

 que la tige du ballon. Du reste, le pyromètre thermo-électrique, placé dans 

 cette moufle ou dans la cornue, donnait la même indication. On s'est arrêté 

 chaque fois quand, la température étant fixe, ou variant peu dans un sens 

 ou dans l'autre, suivant l'indication du pyromètre thermo-électrique, on 

 avait distillé environ i kilogramme de zinc. Je me bornerai à rapporter ici 

 les moyennes de dix déterminations expérimentales faites au moyen de trois 

 pyrométres, deux en porcelaine provenant de fabrications différentes, et un 

 en fer, ce dernier contenant de l'azote desséché ; on a eu : 



Avec le premier pyrométre à air en porcelaine (volume à o degré du réservoir, 149", 578), 



moyenne de six déterminations 884 ,0 



Avec le second pyromètre à air en porcelaine (volume à o degré du réservoir, Sy", 3oo), 



moyenne de deux déterminations 898.0 



Avec le pyromètre à azote en fer (volume à o degré du réservoir, i3i", 074), 



moyenne de deux déterminations 891 .0 



Moyenne ... 89 1 , o 



M Les écarts des moyennes sont répartis entre i4 degrés. 



1) J'ai déterminé dans une expérience le point d'ébullition du zinc à l'aide 

 de la méthode du thermomètre à air à volume constant, en employant un 

 ballon en porcelaine muni d'un col formé d'un tube capillaire assez allongé; 

 on a introduit de l'air sec dans l'intérieur et l'on a évité, au moment de la 

 fermeture de l'extrémité du tube à l'aide du chalumeau, l'introduction 

 d'aucune trace de vapeur d'eau dans l'intérieur de l'appareil. Le nombre 

 obtenu a été de 920 degrés, la pression atmosphérique étant ^GS milli- 

 mètres. Cette valeur est un peu supérieure aux évaluations précédentes ; 

 mais la première méthode me paraît devoir être préférée, en raison de ce 

 qtie le jaugeage de la masse du gaz contenu dans la capacité du thermomètre 

 peut se faire pendant toute la durée de l'opération, et être répété un grand 

 nombre de fois, de sorte que l'on peut suivre, pour ainsi dire, la marche de 

 la température et juger du moment où l'appareil est dans un état calori- 

 fique stationnaire; par l'autre procédé une seide détermination est pos- 



