( 898 ) 



qu'on expérimente, tons les deux chauffés, puis fermés dans inie enceinte 

 où la température a été maintenue constante par un liquide en ébullitiou, 

 on a tous les éléments nécessaires au calcul de la densité de vapeur cher- 

 chée. 



» Ainsi on n'a besoin ni de la température de l'enceinte, ni du coefficient 

 de dilatation de la porcelaine, quand l'expérience a pleinement réussi. Il en 

 résulte que nos densités sont indépendantes de ces deux constantes. 



» Néanmoins, ces constantes peuvent intervenir dans des corrections de 

 peu d'importance, quand de très-petites quantités d'air sont restées dans nos 

 ballons. C'est pour cela que nous avons cru nécessaire de déterminer le 

 coefficient de dilatation de la porcelaine entre o degré et le point d'ébulli- 

 tion du zinc, en employant de nouveaux procédés qui nous paraissent pré- 

 senter de grandes garanties d'exactitude. Quant au point d'ébullition du 

 zinc, il fallait le déterminer aussi avec le métal qui servait à nos expériences 

 et dans les conditions physiques au milieu desquelles nous nous placions : 

 nous l'avons donc déduit des nombres que nous a fournis la vapeur d'iode, 

 et pour cela nous avons admis que les coefficients de dilatation et de com- 

 pressibilité sont les mêmes pour cette vapeur et pour l'air, et nous avons 

 basé nos calculs sur la densité théorique de la vapeur d'iode. Ces éléments 

 sont certainement insuffisants pour permettre de calculer rigoureusement le 

 point d'ébullition du zinc pur : mais ils nous ont permis d'établir avec quel- 

 que sécurité, entre des limites probablement assez rapprochées, les tempéra- 

 tures auxquelles étaient portés nos appareils. C'était là notre seule pré- 

 tention. 



» En ce moment nous reprenons ces déterminations dans des condi- 

 tions d'exactitude et de précision que les méthodes connues imposent 

 aujourd'hui à tout physicien. Nos expériences sont loin d'être terminées : 

 mais désirant conserver la priorité pour ce qui nous appartient dans notre 

 système d'expérimentation, nous demandons à l'Académie la permission de 

 le décrire sommairement. 



» Coefficient de dilalalion de la porcelaine. — On prend un tube de por- 

 celaine sortant du même four que le thermomètre à air dont on va se servir, 

 on trace à sa surface deux traits à l'aide de l'acide fluorique. Après l'avoir 

 fixé solidement, on le refroidit à o degré en l'entourant déglace, et on me- 

 sure avec un cathétomètre de Gand^ey, donnant le centième de millimètre, 

 la distance comprise entre les deux traits (5o centimètres environ). On fait 

 passer ensuite au travers du tube un courant de vapeur de zinc qui va servir 

 au:): expériences thermométriques, en préservant l'appareil au moyen d'une 



