( 900 ) 

 de chauffage d'un ordre tout particulier, sur lesquelles nous reviendrons 

 plus tard. Les ballons, d'ailleurs, doivent être tout à fait spliériques pour 

 résiter plus facilement à toute déformation permanente à haute tempé- 

 rature. 



» INous avons songé à remplacer la porcelaine par un métal. Mais nous 

 aurions été privés de ce grand avantage de notre méthode qui consiste à 

 déterminer la dilatation de l'enveloppe de notre thermomètre avec la vapeur 

 même de la substance dont nous voulons obtenir le point d'ébullition. On 

 se rend ainsi indépendant de la température, et on peut espérer d'obtenir 

 toute la précision avec laquelle ont été fixés jusqu'ici les constantes ou coef- 

 ficients dans les parties moins élevées de l'échelle thermométrique (i). 



» Dans nos expériences, le ballon plonge dans la vapeur jusqu'à la par- 

 tie supérieure et large de son col. Quelques centimètres au-dessus, le col, 

 dans sa partie capillaire, est entouré d'eau maintenue à la température du 

 laboratoire. L'espace à température incertaine occupe à peine un ou deux 

 dixièmes de centimètre cube. Son influence sur les résultats de l'expérience, 

 quand le ballon est suffisamment grand, est entièrement négligeable. 



» La porcelaine vernissée est moins hygrométrique que le verre. Dans le 

 vide et au moyen de l'air sec elle perd, à loo degrés ou même au-dessous, 

 toute humidité. Cependant nous nous sommes astreints à opérer toute des- 

 siccation au rouge et dans le vide. 



» Fase distillatoire . — C'est un grand creuset en plombagine (2), des- 

 tiné à fondre l'acier et provenant de la fabrique de M. Coste, à Tilleur, près 

 Liège. On introduit dans sa moitié inférieure 1 7 kilogrammes de zinc fondu. 

 La partie supérieure, destinée à recevoir le thermomètre, contient en outre 

 un diaphragme percé de trous et un petit appareil en terre réfractaire à 

 circulation de vapeur. Le tout ressemble aussi complètement que possible 

 au vase dans lequel M. Regnault détermine le coefficient de dilatation de 

 l'air au moyen de la vapeur d'eau. Le zinc distillé se condense dans un tube 

 de terre assez large et retombe dans le creuset, de manière à maintenir 

 constants la composition et le niveau du bain métalliqtie. 



(1) Il eût fallu, pour pouvoir se servir de therraomclres à parois métalliques, avoir dé- 

 montré leur indifférence chimique sur les gaz qu'on y renferme et leur imperméabilité, quand 

 elle existe. 



(2) Nous avons renoncé aux vases de fer parce qu'ils s'attaquent trop facilement par le 

 zinc, et parce que la conductibilité de leur matière rend plus dangereuse l'inûuence du rayon- 

 nement de leurs parois. 



