( 9^7 ) 

 breiises et suivies [)enclaiit plusieurs mois avec des pyromèlres à réservoirs 

 en porcelaine et en fer, que les résultats qu on m'oppose sont beaucoup 

 trop élevés. 



» Du reste, il est facile de se coiivaincre, par une description succincte 

 des procédés d'expérimentation employés, cpie celui dont j'ai fait usage est 

 très-simple et d'une grande exactitude en raison du contrôle que l'on peut 

 exercer lors des déterminations expérimentales, tandis que celui dont se 

 sont servis IVIM. Devilie et Troost, bien qu'exact en principe, peut dans 

 l'application, à moins de précautions qu'il n'est peut-être pas possible de 

 prendre toujours, surtout dans les températures élevées, donner des résul- 

 tats qui s'écartent des véritables valeurs; et d'ailleurs, ce dernier procédé 

 ne permet pas de vérification à moins de faire plusieurs déterminations suc- 

 cessives. 



» La méthode dont je me suis servi est basée, comme dans mon pre- 

 mier Mémoire, sur l'emploi des appareils si précis de M. PouiUet et de 

 ceuxde JVI. Regnault; mais elle a été bien simplifiée en profitant des dis- 

 positions qui ont été données par M. Regnault, dans ses Recherches sur 

 la mesure des températures [Mémoires de l'Académie, t. XXI, p. i68). Cette 

 méthode consiste à faire varier la force élastique du gaz contenu dans le pyro- 

 mètre à r.ne températuie déterminée, et à évahier le changement de volume 

 du gaz dans le tulje manométrique, ainsi que la variation de pression, soit 

 en plus, soit en moins. En exprimant que la masse du gaz reste la même, oti 

 a une formule simple dans laquelle il n'entre que le volume du ballon du 

 pyromètre ainsi que la température inconnue, en fonction du change- 

 ment de volume observé dans le manomètre et des forces élastiques du gaz. 

 Le vokuiie du ballon étant connu, ainsi que celui du tube manométricpie, 

 on a la température que l'on cherche (i). 



» L'expression siaq)Ie ou la fonction delà température à laquelle on est 

 conduit est indépendante de la masse totale du gaz qui se trouve à un 

 moment donné dans le réservoir du pyrométre; il suffit que cette masse 



Ci) Si l'on appelle V le volume du ballon du pyroraètre, D son coefficient de dilatation 

 cubique et T sa tempéi'ature; m le volume du tube capillaire de même section que le réser- 

 voir et qui se trouve soudé à lui; n le volume du tube c'apillaire en verre qui joint le pyro- 

 mètre au manomètre; v le volume du tube en verre du nianomèîre jusqu'au niveau du 

 mercure à l'origine de l'observation; k le coefficient de dilatation cubique du vene, et / la 

 température du bain d'eau qui entoure ce manomètre; H la force élastique du gaz contenu 

 dans le pvromèlre et mesuré au moyen de la pression barométrique et de la différence des 

 niveaux du mercure dans le manomètre; la densité du gaz à o degré étant d„ et le coelficicnt de 



I 2/(. 



