(9^o) 



» J'ai déterminé alors la température de rébullilioii du zinc dans le fer, 

 qui est celle où je me suis trouvé en désaccord avec MM. DevilleetTroost. Je 

 me suis servi de trois sortes de pyrometies : deux en porcelaine et un en fer 

 contenant de l'azote sec. L'un des pyromètres (provenant de la fabrication 

 de M. Gosse) est semblable à ceux dont MM. DevilleetTroost ont fait usage, 

 sauf les dimensions ; il est vernissé à l'extérieur, et le tube en porcelaine qui 

 s'y trouve soudé est à diamètre beauconp plus petit que celui des ballons 

 qu'ils avaient employés, ce qui diminue la correction due à la masse d'air 

 située en dehors du réservoir thermométrique. 



M J'ai remarqué, dans le projet détaillé d'expériences que MM. Deville et 

 ïroost se proposent d'entreprendre, c|u'i]s pensaient que les ballons en 

 porcelaine étaient d'un usage incertain à cause des irrégularités intérieures 

 que peuvent présenter les tubes qui les terminent. Cela peut être vrai d'une 

 manière générale; mais pour ceux dont j'ai fait usage, le volume intérieur 

 du tube a été diminué encore par l'introduction d'un fil métallique de pla- 

 tine ou (l'or, de sorte que ce volume a été inférieur à — de celui du bal- 



' 200 



Ion. Ainsi, les irrégularités signalées ne peuvent avoir ici aucune influence 

 appréciable. 



» Un autre pyromètre ['provenant de chez M. Clauss) était en porcelaine 

 épaisse et vernissée à l'intérieur; il avait le réservoir cylindrique, et, par 

 une dépression à la base du cylindre, permettait au pyromètre thermo- 

 électrique de se placer dans l'axe de l'appareil. 



» L'appart'il en fer a été fait avec beaucoup de soin par M. Golaz; le tube 

 capillaire en fer joint au réservoir était parfaitement régulier à l'intérieiu', 

 et son volume a été réduit de beaucoup par l'introduction d'un fil de fer. 



» J'ajouterai que les réservoirs thermométriques n'ont pas présenté de 

 déformation après l'action calorifique, qui d'ailleurs, jusqu'à l'ébullition 

 du zinc, n'était pas très-forte; cela résulte de la mesure du volume de ces 

 réservoirs avant et après chaque opération. 



» Dix séries de déterminations avec ces divers appareils ont conduit à 

 des valeurs qui ne diffèrent que de quantités peu considérables, eu égard 

 aux difficidtés que présentent les déterminations des températures élevées; 

 en effet l'écart des moyennes n'a été que de iZj degrés et la température 

 moyenne observée a été de 891 degrés. Bien plus, la détermination dans 

 chaque série est elle-même la moyenne d'observations faites en changeant 

 la qu;intité de gaz renfermée dans l'intérieur du pyrométre, et, dans chaque 

 cas, ou n'a pris les déterminations numériques que lorsqu'elles ont été con- 

 stantes avec chaque appareil, ainsi qu'on Ta expliqué plus haut. 



