( 93" ) 

 )) Je dois signaler une des difficultés que l'on rencontre dans la détermi- 

 nation des températures quand elles atteignent le rouge; elle réside clans la 

 dessiccation des parois des réservoirs thermométriques, ainsi que du gaz 

 contenu. Il faut maintenir ces réservoirs à la température rouge pendant 

 un certain temps et changer l'air un grand nombre de fois pour avoir des 

 résultats sur lesquels on puisse compter. Pour montrer la limite d'erreur 

 que l'on peut commettre avec les appareils que j'ai employés, je dirai que 

 dans les expériences faites avec le second pyromètre en porcelaine, dont le 



volume à zéro était 149'''', 578, la valeur de —S déterminée par ex- 

 périence à l'ébullition du zinc dans le fer, a varié de 34,95 à 35, 3o, et a été 

 en moyenne de 35",! 5; la différence correspond par le calcul à i5 degrés 

 environ, et, comme c'est la moyenne précédente qui est entrée comme un 

 des éléments dans le calcul, il n'y aurait de ce fait que 6 à 7 degrés au plus 

 de différence sur la véritable valeiu' de la températin-e à mesurer. 



» La température d'ébullition du zinc se trouvant déterminée de cette 

 manière, j'ai fait usage de la même disposition d'appareils, mais en opérant 

 avec la même masse de gaz confiné dans les hautes comme dans les basses 

 températures et en comparant le volume occupé par le gaz à la température 

 d'ébullition du zinc ainsi qu'à zéro, c'est-à-dire en me servant du pyro- 

 mèlre à air de M. Pouillet, comme dans le premier Mémoire. Par ce mode 

 d'observation, j'ai souvent remarqué des changements anormaux dans la 

 masse totale de gaz confiné (surtout avec le fer et l'azote) dont la mé- 

 thode précédente est indépendante; néanmoins la moyenne obtenue avec 

 la porcelaine n'a différé que de 7 degi'és du nombre indiqué plus haut. 



» Je me suis également servi de la méthode dont MM. Deville et Troost 

 ont fait usage, méthode employée par Dulong et Petit lors de la compa- 

 raison de la marche du thermomètre à air et de celle du thermomètre à 

 mercure. Mais, ainsi que M. Regnault l'a montré dans ses Recherches sur 

 la dilatation des gaz (i), cette méthode exige des précautions particulières 

 pour donner des résultats exacts; d'abord inie dessiccation parfaite des 

 gaz et du réservoir, puis des précautions extrêmes pour s'opposer à l'in- 

 troduction du gaz dans l'intérieur au moment de la rupture de l'extrémité 

 du tube sous le mercure; ce dernier inconvénient se trouve en partie cor- 

 rigé par l'emploi d'un petit robinet en fer à l'extrémité du tube. Quand on 

 opère ainsi à des températures peu élevées^ on se sert de réservoirs en verre 

 portant une pointe eftîlée à l'extrémité du col, de sorte qu'il est facile tle 



(1) Mémoires de l'Académie des Sciences, t. XXI, p. 24 •> 34; 1847- 



