( 79 ) 

 tiou avec l'une des extrémités du fil d'uu galvanomètre à long fil, et dont 

 l'autre extrémité est en relation avec le pôle négatif d'une pile à sulfate de 

 cuivre composée de plusieurs éléments; le pôle communique, au moyen 

 d'un fil intermédiaire, avec le bout supérieur du fil qui se trouve dans le 

 tube capillaire. Le fil intermédiaire est rompu en un point , et à chaque 

 bout est fixée une lame de cuivre; les deux lames plongent dans un vase 

 rempli de la dissolution normale. Le circuit se trouve ainsi composé : de la 

 lame de cuivre placée au bas du tube capillaire, du fil de communication 

 avec l'un des bouls du fil du galvanomètre, de ce fil, de la pile, du til inter- 

 rompu et du liquide normal, enfin du liquide qui est dans le tube capillaire, 

 au-dessous du fil. Ou introduit alors dans le circuit un des vases à ouver- 

 ture capillaire dont on veut mesurer l'ouverture, vase contenant le même 

 liquide que celui qui est dans le rhéostat liquide. L'aiguille aimantée re- 

 vient vers zéro, en raison de l'augmentation de résistance du circuit. On 

 diminue alors la longueur de la colonne liquide jusqu'à ce que la déviation 

 de l'aiguille soit la même qu'avant, afin que les résistances du même 

 liquide dans la partie dont on a diminué la longueur de la colonne capil- 

 laire et dans l'espace à mesurer soient égales. 



» En représentant par s la section du tube capillaire, h la longueiu- dont 

 ou a abaissé le fil dans le tube capillaire, h' la hauteur du liquide dans l'es- 

 pace capillaire, l' la longueur de l'ouverture, jc la largeur, on aura 



â h' ,, , slt' 



-=--—, d ou jr=-— • 



» Ainsi, en résumé, la méthode consiste à évaluer le pouvoir conducteur 

 d'un liquide renfermé dans l'espace capillaire cherché, par rapport au pou- 

 voir conducteur du même liquide situé dans un tube capillaire d'une éten- 

 due déterminée, et à déduire les dimensions de l'espace capillaire dont il 

 est question d'après la loi coiniue qui règle les pouvoirs conducteurs des 

 corps pour l'électricité. 



» Cette méthode, qui suppose, bien entendu, une certaine régularité 

 dans les intervalles que l'on mesure, est extrêmement sensible et permet 

 d'évaluer des intervalles de quelques dix-millièmes de millimètre entre les 

 lames ou les bords d'une fente très-régulière. 



» Les déterminations qui ont été faites avec ce procédé ont prouvé que 

 lorsque la largeur des espaces capillaires est seidement de quelques cen- 

 tièmes de millimètre, la réduction de la plupart des mélaux a lieu, tandis 

 que lors(ju'elle n'est seulement que tie (juelques millièmes, l'or et l'argent 



sont réduits facdeinent, tandis que les autres le sont très-lentement. 



II.. 



