( 789 ) 



calorifique est ensuite transmis au mercure qui enveloppe la masse d'eati, 

 de sorte que l'effet final est constaté par l'observation de la course de la 

 colonne mercurielle dans le tube calibré de l'appareil ordinaire. 



» Dans la plate-forme qui constitue la partie suj)érieure de l'appareil et 

 au centre se trouve un vaste moufle pouvant contenir 6 litres d'eau. Ce 

 réservoir remplace le vase à eau de notre ancien calorimètre à combustions 

 vives. La chambre à combustion, les pièces qui la supportent et l'agitateur 

 mécanique sont semblables en tout point à ces mêmes parties dans l'ancien 

 calorimètre précité. Ces pièces sont fixées sur la caisse formant enveloppe, 

 et qui contient soit de la ouate, soit du duvet de cygne destinés à protéger 

 la masse de l'instrument contre les variations de la température ambiante. 



» Le fond du moufle à eau est percé à son centre et dans sa partie la 

 plus déclive d'un trou qui permet l'écoulement facile de l'eau à travers un 

 tube en fer qui traverse l'enveloppe en fonte contenant le mercure. Ce tube 

 débouche à la partie inférieure de la caisse protectrice et se termine par 

 un robinet. La surface inférieure de ce moufle est protégée contre l'oxy- 

 dation par une mince couche de vernis approprié. 



)) En ce qui concerne le mode de combustion, je renverrai au Mémoire 

 déjà cité pour les combustions vives, soit qu'il s'agisse de corps solides et 

 infusibles à la température que développe la combustion, soit qu'il s'agisse 

 de corps solides et fusibles ou de liquides ou enfin de corps gazeux. La plu- 

 part de ces corps peuvent être brûlés directement, d'autres en dissolution 

 dans un liquide combustible, d'autres enfin après un mélange préalable 

 avec une substance facilement combustible et de pouvoir calorifique connu. 

 Dans d'autres cas, on peut déterminer la combustion à l'aide d'une matière 

 comburante, telle que le chlorate de potasse, dont les effets thermiques ont 

 déjà été étudiés par moi (i), 



» Afin que le nouveau calorimètre puisse servir à plusieurs fins, et notam- 

 ment comme calorimètre à mercure exclusivement, lorsqu'on a enlevé l'eau 

 du moufle central, j'ai fait disposer sur la plate-forme supérieure et à la 

 circonférence les ouvertures de sept moufles en fer embouti, placés vertica- 

 lement et destinés à recevoir les tubes en verre affectés soit aux réactions 

 par voie humide, soit aux diverses opérations pratiquées à l'aide de la 

 pile. 



» Il est facile de comprendre que la sensibilité de l'instrument, ainsi dis- 



(i) Journal de Pharmacie et de Chimie, 3'^ série, t. XXIV, p. 3i i (i853), et Thèse de 

 Chimie. Paris (i853 . 



