i' Hia ) 



» Il découle de ces observ.itioiis tjue, dans les conditions où j'ai opéré, 

 l'atmosphère arrête en plus forte proportion les rayons liunineux que les 

 rayons de chaleur obscure absorbables par l'eau. Il y a une analogie évi- 

 dente entre ce résultat et la propriété bien connue de l'atmosphère de 

 laisser j)lus facilement passer les rayons rouges que les rayons les plus ré- 

 frangibles. 



» Il faut remarquer que les observations citées plus haut ont été faites 

 par des temps froids et très-secs. 11 sera intéressant de voir si le même fait 

 se manifeste en été lorsque la tension de la vapeur d'eau est considérable. » 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur un nouveau thermomélrographe à maxima el à 

 minima. Note de M. Lallema.vd, présentée par M. Balard. 



« Tous les météorologistes reconnaissent aujourd'hui l'importance d'une 

 détermination précise des températures extrêmes du jour. C'est l'élément le 

 plus indispensable dans l'appréciation climatologique d'une région, et l'on 

 a imaginé un grand nombre de thermomètres indicateurs plus ou moins 

 ingénieux, qui, pour des motifs divers, ont été successivement abandonnés. 

 La plupart des observateurs en sont revenus au thermomètre à alcool et à 

 index mobile de Rutherford pour la température minima; il fonctionne 

 d'habitude avec une grande régularité, et sous ce rapport peut être regardé 

 comme un bon instrument. Il présente toutefois l'inconvénient de ne pas 

 s'accorder avec le thermomètre à mercure, excepté aux deux points fixes 

 qu'on a choisis. Les constructeurs prennent ordinairement comme points 

 de repère zéro et 20 degrés. Entre ces deux limites, le thermomètre de 

 Rutherford indique tme température trop basse; en deçà et au delà, une 

 température trop élevée. Ajoutons que ce thermomètre est bien moins sen- 

 sible que le thermomètre à mercure et se met très-lentement en équilibre 

 avec le milieu au)biant. 



» Le thermomètre à maxima auquel ou s'est arrêté n'est autre chose 

 qu'iui thermomètre à mercure, à colonne rompue par rinterposition d'une 

 bulle d'air, ou bien entièrement vide d'air et présentant près du réservoir 

 un étranglement sinueux qui délcrniiue la disjonction de la colonne mer- 

 ciu-ieile, lorsque, la température venant à baisser, le mercure tend à rentrer 

 dansle réservoir. Il est rare que des instruments decette nature fonctionnent 

 avec régularité, et lorsque cela a lieu, c'est accidentellement et par un 

 hasard que toute l'habileté du constructeur ne saurai! maîtriser. Un bon 

 thermomètre à mnxiin/i est encoie un desideratum poin- les méléorologisles. 



