( «'3 ) 



» Le thermométrographe dont je fais usage depuis six mois est un ther- 

 momètre à mercure, dont la tige est recourbée de manière à présenter deux 

 parties égales, horizontales et parallèles. Le mercure, qui, à la température 

 moyenne de lo à i5 degrés, remplit une moitié de la branche qui fait suite 

 an réservoir, est surmonté d'une colonne d'alcool qui s'étend jusque vers le 

 milieu de la seconde branche. Deux index de verre coloré, semblables à ceux 

 du thermomètre de Rutherford, flottent dans l'alcool, et lorsqu'on incline 

 l'instrument du côté du réservoir, l'un de ces index vient au contact du 

 mercure, tandis que l'autre est arrêté par le ménisque qni termine la co- 

 lonne alcoolique. L'instrument, étant alors ramené à la position horizontale, 

 est disposé pour l'expérience et l'observation. La température venant à 

 s'abaisser, l'index en contact avec le ménisque alcoolique est entraîné et 

 indique le miniina. Si la température s'élève, le mercure chasse l'autre 

 index et le laisse au point oii il l'a amené lorsqu'il vient ensuite à se con- 

 tracter. Une simple inclinaison de l'instrument rétablit la position initiale 

 des deux indicateurs. Un thermométrographe, construit de la sorte et mis 

 en oeuvre depuis quelques mois, marche avec une régularité parfaite. Il 

 exige d'ailleurs une double graduation : l'une pour le sommet de la co- 

 lonne mercnrielle, l'autre pour l'extrémité de la colonne alcoolique. 



» Cet instrument est susceptible d'une simplification dont les météoro- 

 logistes voyageurs comprendront l'utilité. Tel que je viens de le décrire, 

 il exige quelques précautions pour être transporté, et si les secousses du 

 voyage provoquent la disjonction de la colonne mercnrielle ou alcoolique, 

 il ne sera pas toujours facile de rétablir la continuité. Laissojis alors la tige 

 du thermomètre à mercure droite et faisons suivre la colonne de mercure 

 d'une colonne d'alcool d'une longueur suffisante, dans laquelle flottera un 

 index de verre coloré. Suivant qu'on mettra cet index en contact avec le 

 mercure ou avec le ménisque qui termine l'alcool, l'instrument fonction- 

 nera comme thermomètre à niaxiina ou à minima. Il exigera alors deux 

 observations par vingt-quatre heures, ou bien, si l'on veut éviter cet 

 inconvénient, il faudra mettre en œuvre deux thermomètres, identiques 

 à celui que je viens de décrire. Avec cette disposition bien simple, on 

 n'a plus à craindre la disjonction des filets capillaires du mercure ou de 

 l'alcool : un mouvement de fronde rétablit le thermomètre dans toute son 

 intégrité. 



)) M. Alvergnial a bien voulu se charger de la construction d'un modèle 

 conforme à cette description, et il l'a réalisé avec toute la peifection iju'nn 

 était en droit d'attendre de son habileté. » 



