{ 393 ) 



n Je termine (mon Mémoire) par l'exposé d'une modification à inlro- 

 » duire dans les appareils destinés à la mesure fies coefficients de compres- 

 » sibilité, qui permettrait de n'employer aucunement les formules mallié- 

 » matiques contestées, et par suite de vérifier leur exactitude. Ces projets 

 » d'expériences me sont communs avec M. Malaguti, le savant Doyen de 

 » la Faculté de Rennes. « 



» Ces deux passages indiquent à la vérité un même but, sans faire voir 

 si le moyen employé pour l'atteindre est le même. Afin de préciser complè- 

 tement, je citerai d'abord la description du procédé de ^NI. Jamiii, commu- 

 niqué par lui à M. l'abbé Moigno [voir le joiu-nal les Mondes^ 1 6 juillet 

 1868) : 



« Sur la compressibilité des liquides^, par MM. Jamin, Amaury et Descamps. 

 » — Il s'agit d'une méthode nouvelle qui a l'avantage de mieux dégager la 

 » compressibilité apparente de l'action exercée sur le piézomètre et de 

 » lever par conséquent les doutes qui subsistaient encore après les recher- 

 » ches de MM. Wertheini et Grassi. Un piézomètre en verre, composé d'un 

 » grand réservoir et d'une tige calibrée très-fine, jaugé avec les soins con- 

 » venables, rempli du liquide bouilli qu'on veut étudier, est mis en com- 

 » munication avec un manomètre à air libre. Tonte augmentation de pres- 

 « sion fait baisser le niveau t!u liquide dans l'appareil, et on mesure la 

 » compressibilité apparente. Nous la désignons par c. Il est clair qu'elle 

 » est la somme de la diminution de volume éprouvée par le liquide et de 

 » l'agrandissement de capacité du vase, et que, pour connaître celle-là, il 

 » faudrait mesurer celle-ci. On y parvient en plongeant le piézomètre tout 

 » entier dans un vase fermé rempli d'eau et comunuiiquant à l'extérieiu' 

 » par un tube, thermométrique correcteur, gradué, jaugé, et, autant qu'il 

 )> se peut, identique avec la tige du piiézomètre. Tout agrandissement île 

 » ce piézomètre refoule l'ean extérieure, la fait monter dans le tube, et se 

 » mesure par ce déplacement que l'on observe et que nous appellerons 

 » t'', etc. » 



» Voici maintenant le passage relatif au même sujet dans le Mémoire 

 que j'ai présenté à l'Académie le r8 janvier 1864, et qui a été inséré dans 

 les Annales de Chimie et de Physique, en novembre i865, page a85 : 



<f Mais il ne faut pas oublier que les coefficients de compressibilité par 

 » expéiiences ne sont pas connus avec une grande approximation. Voici 

 » un moyen que j'ai donné il y a plusieurs années pour obtenir ces nombres 

 » avec certitude : 



» Dans un piézomètre métallique, par exemple, on introduit le liquide à 



c. R., 1868, 2« Semestre. (T. LXVII, N" 6.) ^2 



