( lOOI ) 



(lu prisme, le vingtième de millimètre, on voit sans peine cjnc révaliintion 

 des refards n';i lien qn'à environ nne frange prés. Si cette sensdjdil(' est 

 bien snffisanie poin- certaine recherclies, il en est d'antres, telles que l'élnde 

 compai'ative des dispersions des divers nnlienx, où l'on pent désircT' inienx. 

 Or voici un moyen très-simple de la rendre anssi grande qn'on le désirera. 



M II suffit," pour cela, de faire jouer le double prisme au sein d'iuie caisse 

 pleine d'un liquide dans lequel plongera également la lame antagoniste. 

 Alors, en effet, ce qu'on obtient parle déplacement du |)risme mobile n'est 

 pb>s un petit excellant trépaisseur de verre, mais bien la substitution de 

 cette épaisseur excédante à pareille épaisseur du liquide. L'appared, qui 

 est déjà dilférenliel, devient doidilement différentiel, et sa nouvelle sensibi- 

 lité dépend du liquide clioisi. Elle sera d'autant plus grandie cjue verre et 

 liquide auront des indices plus voisins. Elle serait infinie, pour un tles 

 rayons simples au moins, si ces indices devenaient égaux. 



>) Si n et n' sont les indices du verre et du liquide, l'expression du rap- 

 port des deux sensibilités qu'aura l'appareil, suivant qu<% la caisse étant 



pleine ou vide, il jouera dans le liquide ou dans l'air, est -■ Avec l'eau, 



la sensibilité est à peu près triplée ; avec une huile de pétrole dont, l'indice 

 est i,/i5i, le rapport devient presque 9. Les quelques expériences que nous 

 avons pu faire jusqu'ici concordent avec ces chiffres. 



» Une lame parallèle d'une épaisseur convenable, mise devant le verre 

 équilibrateur, se prête aux trois expériences c}ue voici : 1" équilibration de 

 cette lame siu-ajoutée par le compensateur jouant dans l'air; 2" équilibra- 

 tion par le compensateur jouant dans le liquide; 3° équilibration après que 

 la lame elle-même a été mise dans le liquide. De la ilétermination des trois 

 courbes qui ont ramené chaque fois la frange centrale sous le fil du micro- 

 mètre, on peut tirer, surtout si la lame est d'une substance dont les indices 

 soient connus, à l'aide de formules d'interprétation très-simples, diverses 

 choses et notanmient la vérification ou mieux la rectification de la gradua- 

 tion de l'appareil et de la valeur des degrés de son é( belle. 



» 11 est des appareils où l'accroissement de sensibilité se lie à une dila- 

 tation des franges qui rend le pointé pins incertain et neutralise ainsi nne 

 partie de l'amélioration obtenue. Ici, rien de pareil : les franges conservent 

 leur étroitesse, et c'est leur succession sous le fil du micromètre, opérée 

 par le jeu du compensateur, cpii seule se trouve ralentie. « 



