(8o ) 



ASTHONOMIE. — Nole sur le régulateur isochrone, construit par M. Bréguet, 

 pour l'observation du passage de J^énus à Yokohama; par M. Yvon Vil- 



LARCEAU. 



i( L'Académie peut se rappeler que l'année dernière (le lo juin) j'ai eu 

 l'honneur de mettre sous ses yeux le premier spécimen d'un régulateur 

 isochrone, établi sur les principes d'une théorie exacte. L'artiste n'avait eu 

 à se préoccuper d'autre soin que celui de se conformer aux indications 

 précises de la théorie : ce but, faute d'un outillage spécial, n'avait pas été 

 atteint sans quelque difficulté. Toutefois ce premier essai permettait d'es- 

 pérer qu'en prenant les dispositions nécessaires on parviendrait directe- 

 ment à réaliser un appareil qui n'eût à recevoir ultérieurement aucune 

 retouche. 



» Une occasion se présentait de tenter l'application sérieuse du nouvel 

 instrument. En présence du résultat obtenu en i8y2, la Commission du 

 passage de Vénus a bien voulu autoriser la construction d'un régulateur 

 isochrone pour la station de Yokohama, et m'a confié le soin d'en sur- 

 veiller l'exécution. L'instrument étant terminé et ayant été soumis aux 

 vérifications expérimentales nécessaires, j'aurai l'honneur aujourd'hui de 

 présenter à l'Académie les résultats qui ont été obtenus. 



» Au point de vue de la construction, le nouvel appareil de M. Bréguet 

 offre un magnifique spécimen des produits de l'horlogerie française : aussi 

 l'Académie apprendra-t-elle, sans étonuement, que l'instrument doive 

 figurer à l'Exposition universelle de Vienne, circonstance qui nous prive 

 actuellement de le mettre sous les yeux de l'Académie. 



» Le nouveau régulateur se compose, comme le premier, de trois systèmes 

 articulés, munis d'ailettes et disposés symétriquement autour de l'axe ver- 

 tical central. Il importait que ces tj'ois systèmes présentassent entre eux la 

 plus parfaite égalité, que les longueurs des tiges articulées fussent parfaite- 

 ment égales, ainsi que les distances des points d'articulations à l'axe cen- 

 tral. C'est particulièrement pour réaliser ces diverses conditions qu'il était 

 nécessaire de recourir à des dispositions spéciales que M. lîréguet a dû 

 imaginer et dont le succès nous semble mis hors de doute par les résultats 

 numériques qui vont être exposés. 



» La durée des oscillations d'un pendule varie avec l'intensité de la 

 pesanteur ; il en est de même de la durée des révolutions du régulateur 

 isochrone, et les variations proportionnelles de l'une et de l'autre de ces 



