( «' ) 



durées suivent exactement la même loi. En conséquence, l'artiste chargé 

 de la construction de l'équatorial destiné à la station de Yokohama, ayant 

 fixé le nombre de tours par seconde que devait faire le régulateur dans 

 cette station, il a fallu en déduire le nombre de tours que le même appareil 

 établi à Paris ferait dans le même temps, et l'on a trouvé, par seconde de 

 temps sidéral, le nombre de 8', 998/10. A ce nombre correspond une durée 

 de 100% 01 77 pour 900 tours du régulateur. 11 détermine d'ailleurs la dis- 

 tance des points d'articulation des tiges oscillantes à l'axe central et la fixe 



» Préalablement, nous avions fait l'élude d'un deuxième type de régula- 

 teurs isochrones, dans lequel la longueur des tiges oscillantes avait été 

 arbitrairement prise de 4 centimètres, et à laquelle correspond une distance 

 de points d'articulation à l'axe central, qui est de 3"", 829. Le rapport du 

 nombre précédent à celui-ci étant 0,6175, il a suffi, conformément aux 

 théorèmes concernant la similitude des régulateurs isochrones, démulti- 

 plier par ce coefficient toutes les dimensions linéaires du type considéré, 

 pour obtenir les dimensions d'iui appareil isochrone devant faire à Paris 

 8^,99840 par seconde de temps sidéral : les poids ont été obtenus en mul- 

 tipliant ceux du deuxième type parle cube du même coefficient. 



» Le deuxième type diffère de celui réalisé en 1872, par les proportions 

 de quelques pièces, par les dispositions relatives aux articulations, et parti- 

 culièrement en ce qui concerne la situation donnée aux masses réglantes. 

 Les tiges filetées qui supportent ces masses ont été implantées sur la face 

 du parallélépipède opposée à celle qui regarde les ailettes. Par cette disposi- 

 tion, on évite l'indétermination plus ou moins accentuée delà position des 

 niasses réglantes qui se présentait dans la disposition primitive, et l'on 

 augmente notablement la sensibilité de l'appareil. Le nouveau régulateur 

 est effectivement doué d'une sensibilité remarquable, et les moindres irré- 

 gularités de la denture du mouvement d'horlogerie le font osciller. Des 

 difficultés de construction, qui ont d'ailleurs été facilement surmontées, 

 s'étaient opposées à ce qu'on adoptât tout d'abord cette disposition. 



)) Dès que l'instrument a été terminé, on a constaté que la vitesse requise 

 était réalisée de très-près et que l'isochronisme laissait peu à désirer. Nous 

 avons expliqué l'année dernière les causes qui s'opposent à ce que le 

 résultat obtenu soit exactement d'accord avec la théorie : les densités des 

 métaux employés ne sont pas exactement égales à celles sur lesquelles on 

 comptait, les mesures linéaires et les poids ne pourraient aisément être 

 réalisés au millième de millimètre ou au milligramme près, d'où la néces- 



C. K., 1873, i' Scmeitre. (T. LXXVll, N" 2.) ' ' 



