( 'f'î ) 



cherché la cause de nos discordances, alors que, pour certaines séries de 

 déterminations, l'accord existe entre nous deux. 



B Dans ma dernière série d'opérations, se succédant sans interruption 

 et conduites avec un soin tout particulier, puisqu'il s'agissait de contrôler 

 une série d'expériences plus anciennes, j'avais obtenu des nombres qui 

 m'avaient semblé irréprochables. Dans ces expériences, les résultais, con- 

 cordants entre eux, s'écartaient toujours de la même quantité des résultats 

 fournis par mes expériences d'une date plus ancienne. Cette circonstance 

 m'avait amené à penser que les résultats des anciennes expériences devaient 

 être entachés d'une cause d'erreur constante. J'ai pensé que le désaccord 

 pouvait provenir de calciils effectués en partant d'un poids de chlorure 

 de baryum considéré à l'état anhydre, tandis que ce sel cristallise avec 

 2 équivalents d'eau. Mais, en présence de la singulière concordance de mes 

 premières déterminations avec celles de M. Thomsen, je ne pus me dé- 

 fendre de soupçonner que mes premiers nombres pouvaient être aussi 

 exacts que les derniers, et que l'écart pouvait tenir à l'influence de la tem- 

 pérature, différente dans les deux séries d'expériences. Je supposai que 

 cette influence devait être prise en considération, tout aussi bien que la 

 quantité d'eau dans les dissolutions salines, circonstance sur laquelle j'ai 

 le premier, appelé l'attention, il y a longtemps. Or, j'ai eu la satisfaction de 

 constater, par l'expérience, la réalité de cette présomption. J'ai pu expliquer 

 par là certains écarts dont il ne m'avait pas encore été possible de signaler 

 la cause et qui ont dû contribuer à entretenir quelques doutes dans l'esprit 

 de physiciens scrupuleux sur la valeur de mes méthodes calorimétriques 

 et, en particulier, sur le bon fonctionnement do mon calorimètre à mer- 

 cure. Celte confiance ne sera plus ébranlée dorénavant, je l'espère, et l'on 

 pourra m'accorder que mon instrument est à même, quanta l'exactitude, 

 de rivaliser avec les meilleurs calorimètres à eau, tout en conservant l'avan- 

 tage de pouvoir multiplier les expériences devenues plus faciles et plus 

 promptes (i). 



M Pour connaître la part d'influence de la température sur le pliéno- 



(i) La possibilité d'une erreur sur la valeur delà calorie, déterminée pour mon instrument, 

 est admise par M. Thomsen comme pouvant seule expliquer notre désaccord; celte liypo- 

 tliùse me paraît tout à fait inacceptable. Avant d'entreprendre ce travail, j'ai vérifié la valeur 

 de mon ancienne calorie exprimée en longueur de colonne merciirielle, à l'aide d'une mé- 

 lliode que je ne peux pas décrire ici, mais que je crois bien préférable à l'autre. Or ia 



