( 121 ) 



lions enroulées du circuit ; quant à la décharge, elle pourrait être locale 

 ou générale, suivant les circonstances ; les effets des courants interrompus 

 varieraient avec ces circonstances. » 



PHYSIQUE. — Sur un baromètre dit absolu. Noie de MM. Hans et Hekmary, 



présentée par M. Jamin. 



« Le baromètre que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie 

 est fondé sur la comparaison d'un thermomètre à air et d'un thermomètre 

 à liquide. Divers essais déjà tentés dans celle voie ont eu à lutter contre 

 deux difficultés que nous croyons avoir vaincues. 



» La pression atmosphérique se déduisait des indications fournies par 

 les thermomèlres au moyen d'un calcul très-simple d'ailleurs, mais qu'on 

 était obligé de faire après chaque observation. Nous substituons à ce cal- 

 cul une construction géométrique, fondée sur les considérations suivantes. 

 Supposons deux thermomètres ordinaires A et B, placés parallèlement. Les 

 allongements des colonnes, pour une même élévation de température, 

 étant constamment proportionnels, la ligne droite qui joint les extrémités 

 de ces colonnes passera constamment par un point P. 



» Si B est un thermomètre à gaz, A étant toujours un thermomètre à 

 liquide, cette propriété subsistera, pourvu que la pression ne change pas. 

 Si la pression change, les indications de B seront modifiées, le point P se 

 déplacera décrivant un certain lieu. Qu'on gradue ce lieu, on aura un 

 baromètre. Or ce lieu est une ligne droite. En effet, soient a et b les som- 

 mets des colonnes thermométriques à — 2^3 degrés (nous supposons la 

 loi géométrique admise pour les dilatations, prolongée indéfiniment; c'est 

 à ce point de vue que nous considérons la température — 273 degrés ; nous 

 n'y attachons aucune idée physique). A cette température, le volume du gaz 

 étant nul, les indications de B ne sont plus modifiées par la pression; la 

 ligne ab sera donc la même pour toutes les pressions; elle devra passer par 

 tous les points tels que P cl sera, par conséquent, le lieu cherché. 



» Du lliermomètre à air. — Cet appareil se compose essentiellement 

 d'une certaine masse d'air emprisonnée dans un tube, à l'aide d'une 

 colonne liquide, dont les déplacements indiquent les variations de volume 

 du gaz. Il résulte d'expériences de plusieurs physiciens et de nos recherches 

 personnelles que l'acide sulfurique est le liquide qui remplit le mieu.\ les 

 conditions imposées à un bon obturateur ; il ne se solidifie pas et n'émet 

 pas de vapeurs sous l'influence des températures extrêmes de nos climats; 



C. R., 1873, 2^ Semestre. (T, LXXVU, N" 2.) '" 



