( 122 ) 



la netteté de son ménisque donne une bonne lecture. Nous l'avons donc 

 adopté. La rapidité avec laquelle ce liquide absorbe la vapeur d'eau exige 

 qu'il soit isolé de l'air extérieur. Nous obtenons ce résultat par l'emploi 

 d'un deuxième obturateur d'huile d'horlogerie. 



» Un premier instrument, construit d'après ces principes, fonctionne ré- 

 gulièrement depuis un an, mais nous croyons que les chocs réitérés d'un 

 transport pourraient diviser la colonne d'acide sulfiuique, et il serait diffi- 

 cile, sinon impossible, de la rétablir dans les conditions primitives. Nous 

 avons paré à cet inconvénient en plaçant les colonnes liquides dans des 

 tubes en U, et les prenant assez longues pour que, dans leurs positions 

 moyennes, elles occupent des longueurs à peu près égales dans chacune des 

 branches. 



)) Par cette disposition, la division des colonnes est rendue plus difficile, 

 et, si néanmoins elle se produit, il est toujours facile de rétablir la conti- 

 nuité du liquide en employant le mouvement de fronde dont l'usage est 

 bien connu pour les thermomètres. Nous utilisons aussi ce mouveiuent de 

 fronde dans la construction de l'appareil; grâce à ce perfectionnement, 

 l'introduction des colonnes liquides, qui naguère était une opération assez 

 difficile, s'exécute maintenant avec une facilité étonnante. 



» Du baromètre. — Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'instrument pour 

 voir comment l'opération géométrique qui détermine la pression atmo- 

 sphérique est exécutée à l'aide d'un fil tendu entre deux curseurs. 



» On remarquera que les colonnes liquides sont placées toutes du même 

 côté, dételle sorte que, l'instrument étant jdacé convenablement dans sa 

 boîte, on peut facilement soumettre l'ensemble à un mouvement de fronde 

 qui rétablisse la continuité de l'une des colonnes sans risquer de diviser les 

 autres. 



)) Cet instrument a été construit avec un thermomètre à alcool et un tube 

 de verre pris auhasard dans lecommerce. Sesindications peuvent comporter 

 quelqueserreurs provenant du défaut de proportionnalité entre la dilatation 

 de l'alcool et celle de l'air, et des irrégularités des sections des tubes. Ce n'est 

 donc pas un instrument de précision; mais il suffit parfaitement pour 

 constater les variations de pression atmosphérique qui précèdent ou ac- 

 compagnent les principaux phénomènes liiétéorologiques. 



Comment on ])ouriail conslriiue un baiotnètrc de jnécisiun. — En employant 

 le thermomètre à mercure, et faisant un choix judicieux des tidji s qui doi- 

 vent entrer dans la construction des deux thermomètres, on pourrait laire 

 un baromètre de précision fondé sur les principes énoncés ci-dessus. Nous 



