( 252 ) 



» Chacun de ses quatre compartiments renferme un couple, composé 

 d'une plaque de zinc de o'", i5 siiro'°,20, entre deux plaques de charbon. 

 Ces couples, suspendus par luie traverse et combinés en deux batteries, 

 offrent une large surface active de zinc. 



» Le courant est réglé avec sûreté et promptitude par un modérateur 

 formé d'une planchette, où sont disposés deux fils d'Argentan, faisant cha- 

 cun cinquante méandres, et mis en communication, avec les réophores, par 

 une tige de cuivre, dont les roues, de même nsétal, marchent librement 

 d'un bout à l'aulre dos fds d'Argentan, dont les coudes sont gradués de 

 zéro à loo. 



» Tout le système est intercalé dans l'un des réophores, et, selon que 

 cette espèce de chariot avance ou recule, la chaleur croît ou diminue. 



» Il suffit de nommer le numéro où les roues doivent être fixées pour 

 obtenir très-exactement le degré thermique dont on a besoin. 



» Une aiguille d'inclinaison comprise dans le courant indique la mise 

 en activité de la pile. 



» Un fil de platine de o^oo i d'épaisseur, comme M. Broca et moi l'avions 

 employé, est facilement porté au rouge vif sur une longueur de o'",25. 



» La puissance de la pile et le volume du fil doivent être réglés par les 

 conditions opératoires, qui diffèrent beaucoup dans l'ablation d'un polype 

 du larynx ou d'une grosse tumeur tégumentaire, et il f;iut toujours s'assu- 

 rer expérimentalement, avant de s'en servir, du fonctionnement régulier 

 de l'appareil. 



» L'électrothermie, appliquée à des tissus dont les vaisseaux ont été 

 comprimés, donne des escarres plus ou moins épaisses, selon le degré de la 

 chaleur et la durée de ses applications, met à l'abri des hémorrhagies et des 

 complications pyohémiques et septicémiques, prévient les douleurs du ré- 

 veil anesthésique, et la simplicité, la précision, le moindre volume et le 

 bas prix des appareils aideraient certainement à en répandre l'usage. 



» Le couteau, l'anse de platine et le serre-nœud de Leiter(de Vienne) 

 donnent d'excellents résultats, avec la précaution d'éviter les plissements 

 du fil, dont les points d'émergence du serre-nœud ne s'échauffent pas au- 

 tant que le reste de l'anse, et cautérisent souvent, sans le diviser, le der- 

 nier centimètre du pédicule des tissus compris dans la ligature. 



« Il faut alors tirer le fil à soi, au lieu d'en augmenter la striction, et 

 M. E. Bœckel a conseillé d'y interposer, du côté du serre-nœud, un mor- 

 ceau de bois ou d'ivoire pour achever plus facilement l'opération. 



» Ce chirurgien, multipliant les expériences déjà entreprises sur les ani- 



