( 47S ) 



MÉCàN'lQUE APPLIQUÉE. — Recherches expérimentales sur les matières explosives. 

 Note de MM. Rocx etSARRAc, présentée par M. Rolland. 



« 1. Nous avons délerniiné récemment les chaleurs de combustion des 

 cinq espèces de poudre fabriquées en France. Nous complétons ce travail 

 par la détermination, pour les mêmes poudres, du volume réduit à zéro et 

 à o™,76 des produits gazeux de la combustion. Nous déduisons cet élément, 

 par les lois de Mariolle et de Gay-Lussac, de la mesure de la pression des 

 gaz à une température et sous un volume connus. 



« 2. L'appareil que nous avons réalisé à cet effet peut servir à des 

 épreuves courantes, et son exactitude pratique est, croyons-nous, suffisam- 

 ment assurée par la facilité avec laquelle il permet de contrôler, par la réité- 

 ration, les résultats obtenus. 



» Il se compose d'une éprouvetfe cylindrique en fer forgé, de 22 milli- 

 mètres de diamètre intérieur sur 3 décimètres de hauteur. Cette éprouvette, 

 où se fait la combustion de la poudre, est fermée à l'une de ses extrémités 

 par un bouchon taraudé, traversé par un fii isolé servant à l'inflammation, 

 et se termine à l'autre extrémité par un ajutage vissé dans la douille d'un 

 manomètre. Ce manomètre est à piston différentiel, et la pression exercée 

 sur la petite base du piston y est équilibrée et mesurée par celle qu'exerce 

 sur la grande base une hauteur de mercure réduite dans le rapport des deux 

 bases. 



» L'emploi du manomètre différentiel a deux avantages : i°le déplace- 

 ment du piston étant absolument insensible, le volume des gaz est, dans 

 tous les cas, égal à la capacité de l'éprouvette, qu'il suffit de mesurer une 

 fois pour toutes; 2° on peut mesurer, par de faibles hauteurs de mercure, 

 des pressions relativement considérables, qui exigeraient autrement l'emploi 

 peu commode d'un manomètre à air comprimé. 



» Le manomètre qui a servi à nos expériences a été mis obligeamment à 

 notre disposition par M. A. Clair, son constructeur. Le rapport des bases 

 est j~ : il est gradué en millimètres dont on peut apprécier assez exacte- 

 ment à vue le -~. 



» 3. Pour faire une détermination, on brûle un poids connu de poudre 

 dans l'éprouvette : le mercure monte brusquement dans le tube manomé- 

 triquo, s'abaisse |>ar le refroidissemen trapide des gaz, et atteint, après quatre 

 ou cinq minutes, lui état stationnaire qu'il garde sans modification sensible 

 pendant plusieurs heures. La température des gaz est alors sensiblement 



