( 970 ) 



fermés. Si l'on suspend une table circulaire de Franklin de telle façon qu'elle puisse se 

 niou\ ûir autour de son diamètre vertical, qui se confond avec le diamètre vertical de l'aimant 

 'annulaire, et que l'on fasse communiquer ses tablettes avec le fil de l'anneau, la décharge de 

 la table de Franklin par l'anneau qui, dans ce cas, serait oscillatoire, tendra, d'après la loi du 

 potentiel, à donner à la table une position parallèle au plan de l'anneau ; d'après la loi d"Am- 

 j)ère, elle sera sans influence. 



D Si, d'un autre coté, une table circulaire de Franklin est suspendue horizontalement, 

 qu'elle puisse tourner autour d'une verticale passant par son centre, et qu'il se trouve au- 

 dessus d'elle un éleclro-airaant cylindrique à axe vertical, par les fils enroulés duquel la table 

 de Franklin se décharge, elle devra, d'après la loi d'Ampère, tourner autour de son axe ver- 

 tical ; elle ne sera pas influencée, au contraire, d'après la loi du potentiel. 



» J'essayerai de faire ces deux expériences; cependant il faut pour«;ela exécuter des re- 

 cherches préliminaires, pour éviter les étincelles, et préparer les pièces de fer doux, avant 

 de pouvoir commencer la construction de l'appareil avec quelque certitude. Tout cela 

 exigeant un temps assez long, je me suis décidé à ne pas retarder plus longtemps la publi- 

 cation des résultats précédents de recherches théoriques. » 



PHYSIQUE. — F'érijicalion de l'aréomctre de Baume; par MM. Beiithelot, 



CouLiER et d'Albieida. 



« Nous avons l'honneur de faire hommage à l'Académie d'un travail 

 que nous venons d'exécuter sur la vérification de l'aréomètre de Baume, 

 à la demande écrite d'un grand nombre d'industriels qui emploient cet 

 instrument dans leurs transactions. 



» Sans vouloir disculer les avantages ou les inconvénients respectifs du 

 densimètre et de l'aréomètre de Baume, au doi>ble point de vue de l'usage 

 et de la construction facile et rigoureuse de ces instruments, nous avons 

 rétabli, stu' des bases que nous croyons irréprochables parce qu'elles sont 

 strictement conformes à la définition originelle, la gradtiation de l'aréo- 

 mètie de Baume. Cette graduation avait été gravement altérée par divers 

 usages, qui avaient abouti à en faire construire l'échelle d'après deux règles 

 incompatibles. 



» Nous croyons devoir extraire de ce travail quelques données numé- 

 riques, susceptibles de rendre service aux chimistes et aux physiciens, 



» I. Densité de la solution d'eau salée qui sert de type dans la construction de 

 l'aréomètre de Baume. — Celte solution a été préparée en dissolvant 1 5 parties 

 de chlorure de sodium ptu' dans 85 parties d'eau distillée, pesées dans l'air 

 avec des poids de laiton. 



M I litre de la solution, pesé dans l'air avec des poids de laiton, sous 

 la pression o'", 760 et à la température de 12°, 5, le tout conformément 

 aux définitions de Baume, pèse 1 110^% 57. 



