( iSao ) 

 creux la forme du cristal ambiant, et qu'elle est bien réellement vitreuse et 

 amorphe? La fréquence des angles se rapprochant de i5o, 120, 90 degrés 

 tient au développement ordinaire des cristaux de labrador |)arallt'leinent 

 à la face P, et par suite à la fréquence, dans le champ du microscope, de 

 larges lamelles cristallines taillées dans cette direclion. Les différentes 

 facettes qui sont susceptibles de modifier la face P d'un cristal de labrador 

 déterminent, en efi'ef, sur les bords de cette face, la formation d'un péri- 

 mètre dont les angles plans ont ces valeurs à quelques degrés près. 



» Les photographies ci-joiules permettent de reconnaître l'exactitude de 

 presque tous les détails ci-dessus décrits. Ces photographies ont été faites 

 avec un microscope solaire appartenant au laboratoire d'Histologie du 

 Collège de France et au moyen de glaces sèches préparées par M. Steb- 

 bing. Elles représentent des agrandissements de i5o diamètres. Pour bien 

 juger les détails qui y sont retracés, il est bon de les examiner avec une 

 loupe douée d'un pouvoir grossissant de 5 à 6 diamètres, de telle sorte 

 qu'effectivement elles donnent une représentation fidèle des objets avec 

 un agrandissement de 1200 à i 5oo diamètres. » 



PHYSIQUE. — Détermination du rapport des deux chaleurs spécifiques, par la 

 compressioji d'une masse limitée de gaz. Mémoire de M. E.-H. Amagat, 

 présenté par M. Balard. (Extrait par l'auteur.) 



(Commissaires : MM. Balard, Edm. Becquerel, Jamin.) 



« La méthode la plus simple pour déterminer le rapport des deux cha- 

 leurs spécifiques serait évidemment la méthode de MM. Clément et De- 

 sormes, sans le phénomène des oscillations de la masse gazeuse à l'orifice, 

 découvert et étudié par M. Cazin ; c'est pour éviter la complication ap- 

 portée par ce phénomène, cpie j'ai entrepris les expériences qui font l'objet 

 de ce travail. 



» La méthode que j'ai employée consiste à comprimer un volume 



limité de gaz, pris sous la pression de l'atmosphère, et à déterminer sa 



pression immédiatement après la réduction de son volume; le volume 



initial et le volume final se déterminant sans difficulté, il ne reste plus 



c c 



qu'à appliquer la formule de Poisson pu'' = p' v" , dans laquelle l'expo- 



C 

 sant -est l'inconnue de la question. 



» Il paraît d'abord difficile de déterminer presque instantanément, 

 avec un manomètre, la pression du gaz, qui commence de suite à se 



