( 8,6 ) 



» L'électromètre esl double à chaque bout du levier L. Pour éliminer 

 les dissvmétries tant de l'électromètre que de l'électrodynamomètre, 

 comme aussi le champ magnétique terrestre, déjà compensé pour une 

 £;rande partie par un aimant permanent, après avoir obtenu l'équilibre 

 dans un sens pour une résistance R, à l'aide d'un double commutateur-ren- 

 verseur, on change le sens des deux couples à la fois et on obtient un nou- 

 vel équilibre pour une résistance R' : 



_ R + R' v/L 

 ^ ~ 2 M ■ 



» L'emploi de l'électromètre cylindrique (circulaire) rend les expé- 

 riences particulièrement précises. On a un équilibre stable, un réglage 

 sûr et exact, par le fait que la force passe par un minimum lorsque les 

 deux cylindres sont exactement coaxiaux; on a obtenu cette coïncidence à 

 moins de o"'"',2; l'erreur correspondante, calculée d'après les formules 

 de Blavier, est de l'ordre du dix-millième. 



» Dans cette méthode, on oppose deux couples constants pour des petits 

 déplacements. 



» Les mesures cju'on a effectuées pour avoir c sont : 



» Pour l'électromètre : le rapport des diamètres des cylindres et le bras 

 du levier L. Les deux mesures, on peut les avoir avec une grande préci- 

 sion pour les dimensions que nous avons données aux appareils. 



» Pour l'électrodynamomètre : «, et S'. Pour cette dernière mesure, 

 nous avons employé une méthode nouvelle : ramener la comparaison de 

 S' et d'une bobine-étalon unicouche de grand diamètre à une comparaison 

 de deux résistances. Cette méthode donne largement le -^^ et, conmic 

 c'est sous le radical, on a la moitié de cette erreur; sur l'autre facteur de 

 sous le radical, on a la même approximation. 



» Donc on connaît le radical à moins de j^'^. 



» On a éliminé l'incertitude du point de suspension de l'électromètre 

 sur le bras de levier, comme aussi une certaine flexion de celui-ci, en fai- 

 sant quatre séries d'expériences à des longueurs différentes L,, Lo, Lj, L4, 

 et en obtenant les combinaisons entre ces séries par la formule 



R^ /L,^-L,_ 

 M V Rf - K^ 



» La détermination de y^L^ — L, se fait avec une très grande ajiproxi- 

 mation, L^ — L, étant de l'ordre de 8 centimètres. 



