( 895 ) 

 » Il a été facile de remédier à ces causes d'erreur par l'adjonclioa 

 1° d'une cloche renversée, engagée dans une éprouvette à pied remplie 

 d'une dissolution de potasse; 2" d'un manchon de verre plein d'eau entou- 

 rant le mesureur ainsi que le brûleur. En disposant même ce dernier au- 

 dessus de la cloche terminale, on pouvait remplir d'eau le brûleur et noyer 

 le fil de platine et les tiges métalliques; par suite, la température du gaz se 

 trouvait rapidement en équilibre avec celle du milieu ambiant. Du reste, 

 en faisant passer le gaz dans la cloche à potasse dont on avait multiplié les 

 surfaces par des tubes de verre, on hâtait le refroidissement en mémo 

 temps que l'acide carbonique était absorbé. Pour un volume de gaz brûlé, 

 on obtient, en vertu de la formule classique connue, deux volumes de 

 vapeur d'eau qui se condensent et un volume d'acide carbonique absorbé 

 par la potasse, de sorte qu'il suffit de prendre le tiers du volume disparu 

 pour avoir le gaz formène contenu dans le mélange. 



» Pour augmenter la sensibilité de l'appareil, j'avais eu l'idée, dès le début, d'élargir 

 le tube mesureur à sa partie supérieure et de lui donner un plus petit diamètre à sa 

 partie inférieure où se fait la lecture, j'avais pu obtenir ainsi facilement une approxi- 

 mation de Ï-5V0; mais on peut aller au delà, et je vais indiquer comment je suis arrivé 

 à doser à yyJ-5-0 près la proportion de formène contenu dans un mélange donné, en 

 supprimant les robinets et ne conservant que des fermetures hydrauliques. 



» Le tube que j'ai adopté a la forme d'une éprouvette à gaz d'une capacité de 200'''= 

 environ; il porte un bouchon à trois trous qui ferme l'extrémité ouverte; par deux 

 de ces trous s'engagent de petites tiges en cuivre munies de bornes qui maintiennent 

 à l'intérieur du tube un fil de platine enroulé en spirale qui sera porté à l'incan- 

 descence pour brûler le gaz; les deux bornes extérieures servent à relier le système à 

 la source électrique. Dans le troisième trou s'engage un tube gradué qui dépasse 

 quelque peu le niveau du bouchon en caoutchouc, afin de maintenir une petite nappe 

 d'eau sur ce bouchon. Ce tube a i'""' de diamètre environ, et une longueur de 2 déci- 

 mètres ; il est terminé en ampoule à sa base pour permettre au gaz de se dilater libre- 

 ment. Chaque centimètre cube est divisé en 25 parties égales. Tout le système esi 

 immergé dans un grand bocal, où circule un courant d'eau froide. Quand on veut faire 

 une expérience, on transvase sous l'eau le gaz dans l'éprouvette, on la bouche avec le 

 tube à trois trous et on la transporte dans le bocal, en ayant soin de l'immerger jusqu'à 

 un niveau déterminé, on attend jusqu'à ce qu'il reste stationnaire. 



» Il est facile de se rendre compte que, avec une capacité totale de 200", une divi- 

 sion de la graduation correspond à yuitôô '^^ formène. En elTet, 1'='= de la graduation, 

 étant égal à ^^j de centimètre cube, représentera -^ de ^^ du volume total, ou 50V0, et, 

 comme yg^^-^ de formène donne une diminution de volume double ou yôIôtj = 5ô\)"oi °" 

 voit qu'une division de la giaduation correspond au chiffre donné. 



» Pour vérifier que l'appareil était sensible dans ces conditions, j'ai 

 ajouté à un litre d'air, dont on avait enlevé lo*^*^, un volume de lo*^" de 



