( «96 ) 



formène, j'ai pris lo*" de ce mélange que j'ai ajouté à un nouveau litre 

 d'air : j'avais donc bien, dans ce dernier cas, -^ de ~-^ de formène ou y;—, 

 et c'est ce mélange que j'ai introduit dans le grisoumètre. En faisant rougir 

 le platine à trois reprises différentes, on obtient sensiblement une diminu- 

 tion de volume, de une division; il ne faut pas plus de quatre à cinq mi- 

 nutes pour faire une expérience. Quand on répète la même expérience 

 avec de l'air ordinaire pris en dehors des appartements, on n'obtient pas 

 de diminution. On jugera de la sensibilité de l'appareil par le fait suivant : 

 ayant fait une prise d'air dans le laboratoire de M. Gréhant, j'obtins une 

 diminution de volume de trois divisions : un fourneau à gaz brûlait à une 

 extrémité et, par quelques petits trous, la combustion était incomplète. 



» Il importe, pour être sûr du résultat, que la pression et la tempéra- 

 ture ne varient pas ; or la pression ne varie guère pendant les quatre ou 

 cinq minutes que dure une expérience; quant à la température, si l'on 

 dispose d'une circulation d'eau, on n'a pas de différence de température 

 pendant ce temps si court. L'appareil est, du reste, lui-même un véritable 

 thermomètre à air, de sorte qu'on pourrait en avoir un tout semblable dans 

 le bocal et qui servirait comme témoin; un thermomètre indiquant les 

 dixièmes de degré pourra aussi servir de contrôle (' ). » 



CHIMIE. — Sur la dispersion de l'acide borique dans la nnlure, par M. II. Jay. 

 Note présentée par M. Arm. Gautier. 



« Les auteurs ne s'accordent pas relativement à la présence de l'acide 

 borique dans les végétaux, et, malgré les prévisions de M. Dieulafait, cet 

 acide, quand on l'y rencontre, passe généralement pour accidentel. 

 . » MM. Villiers et Fayolle(^) ont entrevu la raison de ces variations. 



(') La manipulalion de cet appareil dans une cuve à eau, son introduction dans un 

 bocal avec circulation d'eau exige des précautions un peu compliquées, c'est pourquoi 

 j'ai rendu le système d'une application plus piatique et plus simple, en y adaptant un 

 flacon élévateur ou abaisseur. Je le décrirai prochainement. Il est à noter que l'ab- 

 sorption de l'acide carbonique par les quelques points où le mélange gazeux est en 

 contact avec l'eau n'est pas appréciable; que, de plus, l'eau étant treize fois environ 

 moins dense que le mercure, il y a tout avantage à employer ce liquide; les grisou- 

 mètres où l'on emploie le mercure ne sont pratiques que dans les laboratoires et ne 

 peuvent donner l'exactitude que nous avons obtenue. 



(-) Annales d'Iffffiène, septembre i8y5. 



