( 8 ) 

 Spirochœle, ]" ai pu proposer une explication très simple de l'alternance des 

 accès et des rémissions dans la fièvre récurrente, maladie causée, comme 

 M. Obermeier l'a montré en 1873, par le développement dans le sang 

 d'un Spirocliœte, que M. Colin a nommé 5p. Obermeieri. » 



PHYSIOLOGIE. — Sur un nouveau Poljgraphe, appareil inscripteur applicable 

 aux recherches physiologiques et cliniques. Note de M. Marey. 



K J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un appareil destiné à étudier 

 sur l'homme les principaux mouvements fonctionnels, tels que les pulsa- 

 tions du cœur et des artères, les mouvements d'expansion des organes, les 

 mouvements respiratoires et les actions musculaires. Depuis plus de quinze 

 ans je me préoccupe de donner un caractère pratique à ces études nées 

 dans le laboratoire, et qui semblent pouvoir aujourd'hui être présentées 

 aux praticiens comme un utile complément des moyens de diagnostic dont 

 ils disposent. 



» J'ai souvent modifié la disposition des instruments inscripteurs pour 

 les rendre plus portatifs, plus simples, plus fidèles dans leurs indications. 

 Sous le nom Aepoly graphe, j'ai décrit plusieurs de ces appareils; celui que 

 je présente aujourd'hui me semble assez complet pour répondre aux be- 

 soins de la pratique. 



» Il se compose d'un cylindre tournant sur lequel trois tambours à 

 levier peuvent écrire à la fois. Pour réduire autant que possible les dimen- 

 sions de l'appareil, j'ai placé à l'intérieur du cylindre le rouage moteur 

 qui le fait tourner. Les trois tambours à levier qui écrivent à la fois sur le 

 cylindre glissent ensemble dans une coulisse pour écrire sur une nouvelle 

 région du papier chaque fois qu'un tracé a été obtenu. Dans ce déplace- 

 ment, les trois leviers conservent leurs rapports de superposition. 



» Une modification a été introduite dans la construction des tambours. 

 Au lieu d'être liée au pourtour d'une capsule de métal, ce qui lui donnait 

 parfois une tension exagérée, la membrane élastique est serrée entre deux 

 plaques annulaires de métal, dont l'une est formée par les bords mêmes 

 de la cnpsule à air. En outre, la membrane est soudée au moyen de glu 

 marine, ce qui rend la clôture absolument hermétique. On peut à volonté 

 changer le nombre des tambours, suivant les besoins de l'expérience. La 

 glissière qui les porte est susceptible d'un mouvement de bascule qui pro- 

 duit ou fait cesser à volonté le contact des styles écrivants avec le papier 



