( 562 ) 

 dans lequel nous ferons le vide pour l'enlever à l'influence de la poussière, 

 après avoir chauffé le système à la température à laquelle M. Pasteur a 

 réussi à détruire tous les germes qui pourraient se développer aux dépens 

 de la matière animale de l'ivoire. 



« Quand on étudie avec les méthodes les plus délicates de la Micromé- 

 trie moderne les propriétés de la matière, et en particulier des métaux qui 

 composent la balance, on voit que tous les phénomènes intimes, tels que la 

 dilatation par la chaleur, l'extension par l'élasticité, qui se développent 

 en général avec une continuité parfaite lorsque l'on se contente de mesures 

 faites avec nos moyens ordinaires, se produisent d'une manière discontinue, 

 se font par à-coiip, pour me servir d'une expression usuelle. 



» Nous ne pouvons pas empêcher que les métaux, obligés de fléchir 

 d'une très petite quantité sous une faible pression, obéissent à la traction 

 d'une manière instantanée (' ) : la balance, dans certaines de ses irrégularités, 

 nous prouverait le contraire ; mais nous pouvons atténuer ces effets en fa- 

 briquant le fléau avec de l'acier trempé et en enfermant ce fléau dans un 

 manchon de fer pour le soustraire à l'action de l'électricité et du magné- 

 (isme, la pesanteur seule traversant le fer. 



» Mais on peut facilement, comme nous l'avons déjà dit dans notre 

 dernier Mémoire [Annales de l'Ecole Normale, t. VIII, p. 9; 1879), empê- 

 cher tout changement de température dans le fléau, en entourant le man- 

 chon de fer de glace à 0°. Dans ce cas, la balance doit être placée dans le 

 vide; alors toutes les difficultés de sa construction disparaissent, et l'on 

 donne à l'artiste des facilités extrêmes pour obtenir la constance dans les 

 pesées et l'invariabilité de tous les contacts. 



» Cette balance pourrait être alors posée sur trois vis calat)tes, dont deux 

 situées dans un plan perpendiculaire au plan d'oscillation du fléau, et la 

 troisième placée dans ce plan et munie d'un appareil micrométrique. On s'en 

 servirait pour donner à la balance telle inclinaison, mesurée sur un tam- 

 bour, qui compensât l'effet produit sur le fléau par oS'',ooi, et l'on ferait 

 ainsi des pesées en cherchant combien il faut de tours de vis du micro- 



( ' ) Il y a pourtant une solution à ce problème : elle consisterait à poser sur deux étages 

 «i'étriers deux kilogrammes placés sur des ressorts très délicats. Un mouvement imprimé 

 par une roue dentée ferait remonter l'un des jjoids sur son ressort, tandis que l'autre des- 

 cendrait sur le sien. 



Avec deux ressorts parfaitement égaux, cette substitution pourrait se faire sans mettre la 

 balance au repos et par suite sans changer la flexion du fléau. M. CoUot réalise en ce 

 moment ce projet. 



