(750 



au lieu d'être plane, était sphériqtie et avait sa convexité en dehors, en col- 

 lant soigneusement sur cette surface une lentille concave en flint et sur 

 cette dernière une autre lentille convexe en crown, le tout formant un 

 système convergent et achromatique, les conditions ne seraient pas sensi- 

 blement changées au point de vue de la perte de lumière. Installons ce 

 prisme dans le tube du collimateur et un autre tout pareil dans le tube de 

 la lunette, de manière que les systèmes de lentilles servant d'objectifs 

 soient tournés l'un vers la fente, l'autre vers l'oculaire et à la dislance 

 voulue. On aura ainsi un spectroscope à deux prismes où la perte de lu- 

 mière sera moindre que dans le spectroscope ordinaire et possédant en 

 plus (les avantages précieux qui seront signalés ci-après. 



» Voyons d'abord à combien s'élève la perte de lumière. Sous l'incidence 

 normale, la quantité de lumière réfléchie pai' les surfaces collées est négli- 

 geable; il n'y a donc à considérer que les surfaces en contact avec l'air; or 

 celles-ci sont au nombre de dix, et la formule (i) donne immédiatement 



Q — 0,3759. 



Cette perte est beaucoup moindre que dans le cas précédent, et une éco- 

 nomie de 20 pour 100 n'est pas sans importance dans le cas actuel. 



» L'autre avantage qui résulte de cette disposition consiste en ce que les 

 deux prismes fixés l'un au collimateur, l'autre à la lunette et se mouvant 

 avec elle, forment un couple. Or, d'après la théorie que j'ai présentée à 

 l'Académie et publiée aux Comptes rendus {t. LXXXVI, p. 3:29), tout rayon 

 qui traverse un couple en faisant la dernière émergence égale à la première 

 incidence est au minimum de déviation du système. Dans la disposition 

 que je viens de décrire, toute radiation venant former une image de la fente 

 sur le réticule aura nécessairement traversé le couple à un minimum de 

 déviation relatif. Il en résulte qu'on peut observer à peu près tout le spectre 

 sans faire varier le tirage de la lunette. De là une précision de mesures qu'il 

 est impossible d'obtenir avec le spectroscope ordinaire à vision directe. 

 Pour la spectrométrie des étoiles, c'est un avantage de premier ordre sur 

 lequel je nai pas à insister. » 



PHYSIQUE. — Sur les tensions de vapeur des solutions satines. Note 

 de M. E. Pacchos, présentée par M. Berthelot. (Extrait.) 



« En vue d'une vérification rationnelle des formules de la Thermodyna- 

 mique et en particulier de celle de Rirchhoff, j'ai mesuré les tensions de 



