( 32 ) 



PHYSIQUE. — Mesure de la force électroinotrke des piles. "Noie de 

 M. J.-B. Baille, présentée par M. Edm. Becquerel. 



« La force électromotrice relative des piles se déduit ordinairement des 

 lois d'Ohm et de l'étude de l'intensité des courants qu'elles produisent. 

 Lorsqu'on veut mesurer directemeut ces forces et les exprimer en va- 

 leur absolue, on emploie ordinairement les appareils très ingénieux de 

 M. W. Thomson; mais ces instruments sont d'une manœuvre délicate et les 

 indicationsqu'ils donnent ne sont pas toujours exemptes de doute. L'étude 

 que nous avons faite de la balance de torsion, AL Cornu et moi, pour nos 

 expériences sur la densité de la Terre, m'avait conduit à penser que cet 

 appareil, dont la construction et le réglage sont si simples, pouvait être mis 

 en action par les forces les plus faibles et donner des mesures très pré- 

 cises. 



» Les précautions à prendre, pour obtenir de bonnes oscillations, sont 

 d'éviter quelques perturbations qui se présentent, toujours les mêmes, et 

 qui auraient une influence relative d'autant plus grande que le phénomène 

 à étudier est plus délicat. 



» Parmi ces perturbations, nous avons déjà signalé, M. Cornu et moi, les 

 influences électriques et les trépidations du sol. On les élimine complète- 

 ment en entourant l'appareil d'iuie caisse métallique, reliée au sol, et en 

 l'installant dans un lieu bien tranquille, sur de solides piliers. 



» J'ai été en butte àimeautre cause perturbatrice très importante : l'in- 

 fluence de la chaleur. Elle se fait sentir sur le fil de torsion et sur l'air de 

 la cage qui entoure le levier. Ces deux effets sont faciles à distinguer l'un 

 de l'autre. Lorsque le fil seul est échauffé ou refroidi, les oscillations sont 

 tout à fait irrégulières et désordonnées; si l'air de la cage seul est soumis 

 à l'action de la chaleur, les oscillations restent à peu près pendulaires, 

 mais le point d'équilibre statique autour duquel se fait l'oscillation se dé- 

 place plus ou moins vite, toujours dans le même sens, pendant que la du- 

 rée de l'oscillation augmente légèrement. Je me suis garanti de ces in- 

 fluences perturbatrices, très tenaces, en entourant l'appareil d'une couche 

 épaisse de copeaux de bois. 



» L'appareil dont je me suis servi se composait d'un long fil de torsion 

 [2^, no) en argent recuit et d'un levier de o™, 5o, portant à chaque extré- 

 mité une boule de cuivre doré de o™,o3 de diamètre. Des sphères pareilles 

 étaient fixées aux sommets d'un rectangle de 20™, 5o et communiquaient 



