( 2/,8 ) 



miner, avec une précision et une certitude plus grandes, les proportions 

 d'acide carbonique que renferme l'atmosphère et les variations dont ces 

 proportions sont susceptibles. Nous décrivons aujourd'hui la méthode 

 d'analyse dont nous nous servons dans ces recherches, le degré de con- 

 fiance accordé à des déterminations numériques dépendant de la valeur 

 des procédés opératoires employés. 



» Le principe de cette méthode est très simple : l'acide carbonique est 

 fixé sur un corps absorbant, d'où il est de nouveau dégagé et mesuré en 

 volume; c'est donc un dosage direct. Il offre de l'analogie avec le procédé 

 que MM. Hervé Maiigon et G. Tissandier ont déjà proposé. 



» Le corps absorbant est de la pierre ponce imprégnée d'une dissolu- 

 tion de potasse, et contenue dans un tube étiré aux deux bouts, sem- 

 blable, sauf les dimensions, aux tubes que Regnault envoyait au loin pour 

 opérer les prises d'air. 



1) Ces tubes, préalablement lavés à l'acide sulfurique, sont remplis de 

 ponce en petits fragments, calcinée avec de l'acide sulfurique, et qu'on 

 introduit encore chaude. On imbibe cette ponce d'un volume mesuré de 

 solution de potasse. A l'aide d'un dispositif facile à réaliser, on opère con- 

 stamment dans un air dépouillé d'acide carbonique. 



» La solution de potasse est préparée en dissolvant l'^^de potasse à la 

 chaux dans i'", 4oo d'eau ; on ajoute 200^' de baryte hydratée, et l'on agite 

 de temps en temps; la liqueur claire qui surnage, dépouillée de sulfates 

 et de carbonates, a un pouvoir absorbant très grand pour l'acide car- 

 bonique. Elle contient cependant des traces d'acide carbonique, et il y a lieu 

 de faire une petite correction, qui est constante pour une série de tubes 

 et qu'on détermine une fois pour toutes. 



» IjfS tubes, préparés à l'avance et scellés, sont ouverts sur les lieux 

 d'opération et scellés de nouveau, après qu'on y a fait passer uu volume 

 déterminé d'air. Ils peuvent être conservés indéfiniment dans cet état. Le 

 volume d'air qu'on emploie, et qui doit élre voisin de 200'", est mesuré 

 soit au moyen d'un gazomètre, soit, dans les lieux d'un accès difficile, au 

 moyen d'une pompe jaugée que nous avons fait construire à cet effet. 



1) Le tube, rapporté au laboratoire, après un temps indéterminé, est mis 

 eu communication, par un de ses bouts, avec une pompe à mercure; le 

 vide étant fait dans son inférieur, on fait entrer par l'autre bout de l'acide 

 sulfurique étendu d'eau. L'acide carbonique se dégage, est extrait par la 

 pompe et reçu dans une cloche graduée dans laquelle il est dosé par 

 absorption par la potasse. 



