( 94o ) 

 logiques, ne doit-on pas admettre que des vibrations propres du levier se 

 soient ajoutées à la courbe réelle du mouvement? 



» Il m'a paru utile de lever cette objection par une nouvelle expérience 

 et de prouver la fidélité des instruments que j'emploie, en montrant que 

 d'autres instruments, entièrement à l'abri des vibrations du levier, donnent 

 des tracés identiques. 



» Il s'agit d'inscrire un mouvement en donnant au tracé des dimensions 

 tellement réduites, qu'on puisse considérer comme négligeable la vitesse 

 du style inscripteur. 



» Prenons pour exemple un sphygmogramine ou un cardiogramme. 

 Les dimensions ordinaires que j'adopte pour que ces courbes soient faci- 

 lement lisibles sur le papier sont d'environ o™,oo5 de hauteur verticale. 

 Admettons que le levier, pour parcourir o^'jOoS en un temps très court, 

 prenne une vitesse excessive, en vertu de laquelle il sera projeté trop 

 loin, sans que les frottements du style éteignent sa vitesse acquise. On 

 accordera facilement que, si l'on réduit au dixième, c'est-à-dire à o*"™, 5, 

 l'amplitude du tracé, les effets de la vitesse acquise du levier devront être 

 singulièrement atténués. Ils seront, en effet, cent fois moindres que pour 

 les instruments ordinaires, puisque la force vive des masses en mouvement 

 croît comme le carré des vitesses. 



» Mais ces tracés, pour garder les mêmes proportions que dans les ex- 

 périences ordinaires, devront être recueillis sur des surfaces animées 

 d'une vitesse très faible : o'",ooi par seconde. Les détails de la courbe 

 obtenue ne seront donc pas visibles à l'œil nu. En recueillant ces 

 courbes sur une glace légèrement enfumée, qu'on place sous l'objectif d'un 

 microscope, il suffit d'un grossissement de 20 diamètres pour rendre aux 

 tracés des dimensions telles, qu'on en puisse complètement analyser la 

 forme. Un dessin à la chambre claire, un décalque, ou mieux une photo- 

 graphie obtenue par projection ramèneront ces courbes à des dimensions 

 aussi grandes qu'il sera nécessaire. Or, dans ces conditions, où la rédaction 

 de la vitesse du levier exclut la possibilité de toute altération du mouve- 

 ment, les tracés sont identiques à ceux que donnent le sphygmographe et 

 le cardiographe ordinaires; ceux-ci peuvent donc être considérés comme 

 exempts de déformation par la vitesse acquise. A plus forte raison devra- 

 t-on avoir une confiance absolue dans les tracés de mouvements plus lents 

 que ceux du cœur et du pouls, dans les tracés de la respiration par 

 exemple. 



» Mais noire savant confrère Donders (d'Utrecht) ajustement fait ob- 



