1 4o() 



ÉLECTRICITÉ. — Sur quelques moyens el fornutles de mesure des éléments 

 électriques el des coefficients d'utilisation avec le disposiitj à deux rjalvnno- 

 mètrcs. Note de M. G. Cabaneli.as, présentée par M. du JMoiicel. (Extrait 

 par l'auteur.) 



« Ainsi que je l'ai dit dans une Note présentée à l'Académie le 7 juin 1 880, 

 je suis préoccupé depuis longtemps de l'intérêt technique qui s'attacherait 

 à un système de bonne mensuration permanente des élémenls caractéris- 

 tiques des circulations en service sur la lumière, les électrolyses, les mo- 

 teurs, etc. Dès le mois de juillet iS-g, j'ai, dans une Revue spéciale, dit 

 quelques mots du dispositif à deux galvanomètres, l'un assez peu résistant 

 pour pouvoir être intercalé dans toute circulation en service, sans altérer 

 pratiquement la circulation, l'autre assez résistant pour ne pas altérer 

 pratiquement la circulation lorsqu'il est branché en dérivation entre deux 

 points du circuit de service. Un tel dispositif fournil en permanence des 

 fonctions distinctes des éléments caractéristiques des circulations en ser- 

 vice, fonctions qui permettent de remonter aux variables et aux fonctions 

 intéressantes (jui en dépendent, sans avoir recours aux procédés par substi- 

 tution, dont l'mconvénient est d'interrompre le service, et qui d'ailleurs 

 sont inapplicables avec les machines dont le circuit inducteur n'est pas 

 indépendant du circuit induit. 



» Étant donnée une source de résistance r, de force éleclromotrice E, en 

 service sur une résistance extérieure R, siège d'une force contre-électromo- 

 trice e, si les points de jonction des résistances considérées sont reliés par 

 une résistance inerte |3, si /, /'n sont les intensités circul mt dans R sans la dé- 

 rivation et avec la dérivation, si /p est la circulation de p, les lois d'Ohm 

 et de Kirclihoff donnent les relations générales 



„ .. -s • T> 'K-^'o—i ■ ■ 'il -4- 'f — ' 



e = p /j, — R /■„, / = /,( + /p 7:^' 

 Appelant j la différence de potentiel entre les extrémités de p, on a 



dans les conditions du dispositif à deux galvanomètres, ce qui doiuie 



(a) E = ; H- n\ 



(jS) e = e-l\i. 



