( '5o7 ) 

 de nouveau par une circulation incessante. A cause de la rapidité du cou- 

 rant, le tube supérieur peut lui-même se recourber et ramener ensemble 

 liquide et bulles clans la turbine, où la séparation s'opérera. Le jet et les 

 deux orifices sont contenus dans une petite chambre close H, commu- 

 niquant par un tube avec le récipient à vider. 



» Cet appareil ne saurait se confondre avec la trompe. Les deux appa- 

 reils diffèrent par le principe même de leur fonctionnement. Dans la trompe 

 les deux orifices sont presque de même diamètre et l'eau s'applique sur la 

 paroi du tube récepteur, formé d'un cône très allongé, et c'est son adhé- 

 rence qui détermine l'appel d'air. Si l'on retournait le nouvel appareil, 

 l'orifice supérieur ne pourrait absolument pas servir comme trompe, car le 

 jet y passerait librement, le diamètre étant trop grand pour que l'adhérence 

 avec la paroi puisse se produire. L'appareil nouveau agit par entraînement 

 et barbotage dans une masse liquide. On peut du reste, en retournant la 

 trompe, produire le même effet; maison conserve dans ce cas inutilement 

 sa petite différence de diamètre. Ce serait alors le maintien d'une masse 

 d'eau au-dessus du jet, qui constituerait une différence palpable entre les 

 detix appareils. 



» Voici les avantages du nouvel appareil : 



» 1° L'appareil, une fois en marche, n'est pas troublé par la mise en 

 communication subite avec l'air ambiant ou un grand récipient à vider, ce 

 qui amène, avec la trompe, une rupture d'adhérence ou désamorçage. 



» 2*^ Un autre avantage, celui-là capital, c'est de pouvoir faire le vide 

 avec le mercure, expérience tentée sans succès avec la trompe. Le vide par 

 l'eau est limité par la tension de vapeur d'eau. Avec le mercure, le vide est 

 celui du baromètre. L'expérience en a été faite devant la Société de Phy- 

 sique (6 mai i88i). J'ajoute qu'il suffit, pour fonctionner, d'une quantité 

 très petite d'eau ou de mercure. On peut encore se servir de la pnéole 

 comme soufflerie et pour transvaser les gaz. 



» 2. Spirede. — La spirelle est entièrement plongée dans le liquide, 

 eau ou mercure, circulant dans la turbine (ou dans un courant quel- 

 conque). Elle consiste simplement en une fente pratiquée sur un tube 

 bouché du côté où il pénètre dans la turbine. Cette fente doit remplir cer- 

 taines conditions. Elle doit être dirigée dans le sens du rayon ou parallèle à 

 une génératrice du cylindre. Le bord de la fente sur lequel le liquide passe 

 d'abord doit être relativement plus élevé que l'autre de quelques dixièmes 

 de millimètre, de manière à former une petite cataracte. 



1) Quant au plan des deux plages qui limitent la fente, le liquide allant 



